508 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Die Deckgläser werden sorgfältigst gereinigt, um Präparate ohne 
Niederschläge zu erhalten (konzentrierte Mineralsäure, gewöhnliches, 
destilliertes Wasser nacheinander, Aufbewahren in Alcohol absolutus), 
dann mit Material bestrichen und folgendermaßen behandelt: 
1) Eine Minute in Tanninlösung gehalten, Tannin 1,0 in 100 ccm 
50-proz. Alkohol. 
2) In destilliertem Wasser gewaschen. 
3) Eine Minute in 50-proz. Pbosphorwolframsäure gebracht. 
4) Sorgfältig in destilliertem Wasser ausgewaschen. 
5) 3 — 5 Minuten auf die leicht erwärmte Farblösung gebracht 
(pulverisiertes Fuchsin in Anilinwasser bis zur Sättigung gelöst 
und nach Bedarf filtriert). 
6) In destilliertem Wasser abgespült. 
7) Zwischen Fließpapier getrocknet, mit einem Pinselchen abgestäubt 
und in Kanadabalsam gebracht. 
Nach diesem Verfahren färben sich die Geißeln von Bac. 
cyanogenus, Proteus vulgaris und mirabilis, Bac. mega- 
terium, mesentericus vulgatus. Typhus gab inkonstaute 
Resultate, typhusähnliche zeigten teils ihre Geißeln gefärbt, teils nicht. 
Die Geißeln des Bact. coli, der Spirillen von Koch, Metschni- 
koff, Prior- Finkler, Deneke färbten sich nicht, dagegen 
gaben Färbungen von Wasserproben sehr schöne Geißeln der in ihnen 
enthaltenen Organismen. Abel (Greifswald). 
Dräer, Arthur, Ueber den Wert des Dune ker’ sehen 
Dampffeuchtigkeitsmessers. (Hygien. Rundschau. 1894. 
No. 5.) 
Duncker hat einen Apparat konstruiert, welcher die Fähigkeit 
haben soll, den Zeitpunkt genau anzugeben, wann desinfektionskräf- 
tiger Dampf in das Innere eines zu desinfizierenden Konvoluts von 
Kleidern, Wäsche etc. gedrungen sei. Es soll dann vermöge einer 
in dem Instrument angebrachten Darmsaite, welche sich im Wasser- 
dampfe zusammenzieht, ein Kontakt entstehen, wodurch ein Strom 
einer zwischen diesem Instrument, einer Batterie und einem Läute- 
werk bestehenden Leitung geschlossen werde. 
Dräer, welcher den Apparat im Königsberger hygienischen 
Institute prüfte, führt gleich anfangs aus, daß der Apparat ein vor- 
zügliches Kontrollinstrument wäre, wenn die Darmsaiten ein voll- 
kommen zuverlässiges und stets gleichmäßiges Material wären; dem 
ist aber nicht so; im Gegenteil besteht eine ganz beträchtliche Ver- 
schiedenheit der einzelnen Darmsaiten in der Länge und Dicke, so 
daß man also schon annehmeu kann, daß die Zusammenziehung der- 
selben bis zum Kontakt wohl nicht bei allen in gleicher Zeit vor sich 
gehen werde, eine Annahme, die sich bei den Versuchen als richtig 
herausstellte. 
Bei den ersten Versuchen, die im Koch’schen Dampfcylinder 
angestellt wurden, ertönte das Signal zweier Dampffeuchtigkeitsmesser 
später, als das eines Kontaktthermometers, und zwar um 30 Sek., 
1 Min. 30 Sek., 2 Min. 30 Sek. und 7 Minuten später. Alsdann 
benutzte D. den B uden b er g’schen Desinfektionstopf, da bei diesem 
