Hans Reichenbach, Ueber einen neuen Brütofen etc. 
847 
Ueber einen neuen Brütofen für beliebiges Heizmaterial. 
[Aus dem hygienischen Institute zu Göttingen.] 
Von 
Dr. Hans Reichenbach, 
Assistenten des Instituts. 
Mit 2 Figuren. 
Das Bedürfnis nach einem Brütofen für Petroleumheizung ist kein 
großes. Die meisten Laboratorien, in denen bakteriologische Unter- 
suchungen ausgeführt werden, sind mit Gasleitung versehen, und die 
Vorteile und Bequemlichkeiten der Gasheizung sind so beträchtlich, 
daß man nur im Notfälle zu einem anderen Brennmateriale greifen wird. 
Wenn ich trotzdem einen ursprünglich für Petroleumheizung kon- 
struierten Thermostaten im Folgenden kurz beschreibe, so möchte ich 
das damit rechtfertigen, daß er neben der Verwendbarkeit für be- 
liebiges Heizmaterial einige andere Vorzüge besitzt, die wir bei nun- 
mehr fast einjährigem Gebrauche im Göttinger hygienischen Institute 
an ihm erprobt haben. 
Der Brütofen ist von der Firma F. Sartorius, Göttingen, in 
Anlehnung an ein englisches Modell (Patent Hearson) folgender- 
maßen gebaut: Der Brütraum hat die Gestalt eines Parallelepipedons 
und wird an fünf Seiten von einem Wassermantel umgeben, die sechste, 
vordere, ist durch eine Thür von starkwandigem Spiegelglase ver- 
schlossen und kann zum Schutze gegen das Licht noch mit einer 
Filzdecke verkleidet werden. Die Innenwandungen sind der besseren 
Wärmeabgabe wegen aus Wellblech hergestellt. Nach außen ist der 
Wassermantel von einer dicken Kieselgubrschicht umkleidet, die äußere 
Umhüllung des ganzen Apparates bildet ein Zinkmantel mit Wachs- 
tuchüberzug. Sämtliche Wandungen bestehen, soweit sie mit Wasser 
in Berührung kommen, aus Kupferblech. Die zur Heizung benutzte 
Gas- oder Petroleumlampe befindet sich seitlich; vermittelst eines 
u-förmig gebogenen Rohres cc, das in horizontaler Richtung von dem 
der Lampe als Schornstein dienenden senkrechten Rohre S abgeht, 
werden die Heizgase durch den Wassermantel geführt. Sie nehmen 
diesen Weg aber nur, wenn der Schornstein oben durch den Deckel 
d verschlossen ist, anderenfalls entweichen sie hier direkt, ohne den 
Apparat zu durchziehen. 
Die selbstthätige Regulierung der Temperatur geht nun auf 
folgende Weise vor sich. Im Brütraume befindet sich eine elastische, 
mit einer leicht siedenden Flüssigkeit gefüllte Kapsel h aus Neusilber- 
wellblech. Die Bewegung dieser Kapsel wird auf den Stift s und 
von da durch Vermittlung der Schraube j auf den einarmigen Hebel 
h übertragen, an dessen freiem Ende der Deckel d über dem Schorn- 
steine herabhängt. Bei steigender Temperatur dehnt sich die Kapsel 
aus, die Bewegung geht auf den Hebel und stark vergrößert auf den 
Deckel über; dieser hebt sich, läßt die Mündung des Schornsteins 
frei und die Heizgase entweichen ganz oder zum Teil ins Freie. Das 
