848 
Hans Reichenbach, 
Umgekehrte findet statt, wenn bei sinkender Temperatur die Tension 
der Dämpfe in der Kapsel sich verringert. Zur Einstellung der ge- 
wünschten Temperatur dient die Schraube j , durch deren Bewegung 
der Hebel und mit ihm der Deckel gehoben oder gesenkt werden 
kann ; behufs feinerer Regulierung soll das Laufgewicht g auf dem Hebel 
verschoben werden. Man kann aber bei einiger Vorsicht ganz gut 
mit der Schraube allein auskommen und das Laufgewicht ganz fort- 
Fig. 1. 
nehmen oder möglichst nahe am Drehpunkte ein für allemal fest- 
schrauben, wodurch der Vorteil geringerer Belastung der Kapsel und 
damit größerer Empfindlichkeit erzielt wird. 
Für weit auseinanderliegende Temperaturen bedarf man mehrerer 
Kapseln mit verschiedener Füllung. Ein und dieselbe Kapsel ist für 
ein Temperaturintervall von etwa 10° brauchbar, man wird also bei 
bakteriologischen Arbeiten für gewöhnlich mit zweien, von denen die 
eine bei Temperaturen von 20 — 30°, die andere von 30 — 40° ange- 
wandt wird, vollständig ausreichen. 
