Ueber einen neuen Brütofen für beliebiges Heizmaterial. 
849 
Wie alle Dampftensionsregulatoren ist auch der beschriebene vom 
Barometerstände abhängig. Da es sich hier aber um Flüssigkeiten von 
sehr niedrigem Siedepunkte, also großer Dampftension handelt, so sind 
die kleinen, durch den Luftdruck hervorgerufenen Volumänderungen 
gegenüber den schon durch geringe Wärmeunterschiede bewirkten 
Spannungsschwankungen ohne große Bedeutung, Thatsächlich hat 
ein im hiesigen Institute seit fast einem Jahre in Beobachtung befind- 
licher Sartorius’scher Brütofen bei einem Barometerstände, der 
zwischen 728 und 762 mm schwankte, als größte Temperaturdifferenz 
Fig. 2. Vertikalschnitt. 
0,7 0 gezeigt. Bei gleichbleibendem Luftdrucke ist auch die Temperatur 
konstant, die Schwankungen betragen dann höchstens 0,1°. 
Da bei unserem Thermostaten im Gegensätze zu anderen Kon- 
struktionen durch die Regulierungsvorrichtung nicht die Gaszufuhr 
zur Flamme, sondern nur der Weg der Heizgase verändert wird, so 
könnte es scheinen, als ob hier, bei der Anwendung von Gas als Heiz- 
material, eine unnötige Verschwendung getrieben würde. Indessen 
liegen die Verhältnisse doch wesentlich günstiger, als man danach er- 
warten sollte, sobald man nur dafür sorgt, daß die Flamme nicht viel 
größer brennt, als gerade zur Erhaltung der Temperatur nötig ist. 
Es gelingt mit einiger Geduld, den Gasverbrauch so zu regeln, daß 
der Deckel dem Schornsteine fast ganz aufliegt, daß also thatsächlich 
