850 
Hans Reichenbach, lieber einen neuen Brütofen etc. 
nahezu die gesamte produzierte Wärme dem Apparate zu gute kommt. 
Unser Ofen, dessen Brütraum die Dimensionen 25X25X35 cm hat, 
verbraucht bei Einstellung auf 37 0 in 24 Stunden 580 1 Gas. Jeden- 
falls tragen auch die günstige Anordnung des Heizrohres und die 
gute thermische Isolierung viel zur Verminderung des Gasverbrauchs 
bei. Als Vergleich möge dienen, daß ein d’ Arsonval’scher 
Thermostat von annähernd gleicher Größe in derselben Zeit 530 1 
braucht. 
Eine Einrichtung des Brütofens möchte ich noch besonders her- 
vorheben, da sie ihre Entstehung einer aus dem hiesigen Institute her- 
vorgegangenen Anregung verdankt. Es ist dies eine Vorrichtung 
zum Befeuchten der Ventilationsluft. Um einen regulierbaren Luft- 
wechsel im Apparate zu ermöglichen, ist der Boden durchbrochen 
und in der Decke befindet sich, durch einen Schieber v verschließbar, 
eine Reihe von Abzugsöffnungen. Bevor die Luft in den Brütraum 
eintritt, durchströmt sie die in der unteren Oeflnung angebrachte Be- 
feuchtungsvorrichtung, einen flachen, mit Wasser gefüllten Blech- 
kasten <2, der zur Vermehrung der verdunstenden Oberfläche einen 
mit Leinwand oder besser Filtrierpapier überzogenen Einsatz aus 
durchbrochenem Zinkblech trägt. Das Wasser wird durch die seit- 
lich angebrachte Sturzflasche auf konstantem Niveau erhalten. Eine 
ähnliche Vorrichtung haben wir auch an unserem d’ A r so nval’ sehen 
Thermostaten schon seit Jahren in Gebrauch und sind mit dem Er- 
folge durchaus zufrieden. 
Allerdings darf mau sich von einem solchen Befeuchtungsapparate 
nicht allzuviel versprechen. Welchen Grad der Trockenheit die Luft 
im Brütraume annehmen muß, zeigt eine einfache Rechnung. Nehmen 
wir an, die Luft träte mit einer Temperatur von 18° und einer rela- 
tiven Feuchtigkeit von 30 Proz. in den Apparat ein — was für die 
Verhältnisse im Winter meistens annähernd zutreffen wird — so muß, 
wenn sie keine Gelegenheit hat, Wasserdampf aufzunehmen, bei einer 
Erwärmung auf 37 0 ihre relative Feuchtigkeit auf 10 Proz. sinken. 
Es ist deshalb immerhin schon eine erfreuliche Leistung, wenn es ge- 
lingt, diese enorme Trockenheit merklich zu verringern. In unserem 
Thermostaten stellt sich bei reichlicher Ventilation die Feuchtigkeit 
auf 40 Proz., bei vollkommen geschlossenem Schieber auf 60 Proz. ein. 
Ohne Befeuchtungsvorrichtung beträgt sie unter den der vorstehenden 
Rechnung zu Grunde liegenden Bedingungen 14 Proz. Wahrscheinlich 
läßt sich übrigens durch eine noch günstigere Anordnung der wasser- 
abgebenden Fläche der Effekt auch noch erhöhen. 
Göttingen, den 8. Mai 1894. 
