878 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Sterilisator reichenden, umgekehrt abgestumpften hohlen Kegel trägt, 
dessen oberes Ende einen Durchmesser von 4 Zoll, dessen unteres 
von 2 1 / i Zoll besitzt und der durch einen gut passenden Deckel ver- 
schlossen werden kann. Neben diesem als Filtertrichter dienenden 
Kegel ist in dem Aufsatze eine Durchbohrung für ein Thermometer 
angebracht. Der Aufsatz ist wie der übrige Sterilisator mit Asbest 
umkleidet. Der Kolben mit der Nährflüssigkeit und ein anderer, gleich 
großer leerer Kolben werden nun in den Sterilisator gesetzt und der 
Trichter mit Filtrierpapier belegt. Wenn der im Sterilisator ent- 
wickelte Dampf den Trichter gehörig erhitzt, der durch denselben 
entweichende Dampf das eingelegte Filtrierpapier befeuchtet hat und 
der im Sterilisator stehende Kolben mit der Nährflüssigkeit genügend 
erwärmt ist, wird letzterer herausgenommen, die Flüssigkeit in den 
Filter gegossen und derselbe mit dem Deckel verschlossen. Das 
Filtrat läuft in die leere Flasche im Sterilisator. Um zu vermeiden, 
daß die Filtergeschwindigkeit durch den Druck des Dampfes herab- 
gesetzt wird, kann der Trichter eine gerippte Form mit entsprechend 
passendem Deckel erhalten, damit der Dampf teilweise entweichen 
kann. 
Verf. empfiehlt ferner statt der gewöhnlichen Drahtkörbe zur 
Aufnahme der Kulturgläser im Brütschranke einen viereckigen läng- 
lichen Holzkasten mit Glaswänden — „Incubating cage“ — , welcher 
die Beobachtung der Kulturen von außen gestattet, ohne ein Heraus- 
nehmen nötig zu machen. Lösen er (Berlin). 
Bogdan , Versuche über die Leistungsfähigkeit der 
Freiherr von Kuhn’ sehen Asbestfilter. (Der Militär- 
arzt. 1894. No. 4.) 
Das geprüfte Filter besteht aus einem nach unten sich ver- 
jüngenden Aluminiumcylinder mit 2 Drahtsiebeinsätzen. Auf den 
unteren feinmaschigen Einsatz wird Asbest geschüttet und unter 
Aufgießen von Wasser zur gleichmäßigen Schicht verteilt. Der obere 
gröbermaschige Einsatz soll grobe Verunreinigungen des Wassers 
zurückhalten, welches zunächst durch einen in die obere Oeffnung 
des Cylinders gehängten Leinwandsack geseiht wird. Das Filter ist 
wenig ergiebig ; zwar lieferte ein kleiner Apparat seiner Konstruktion 
bei mittlerem Drucke und Verwendung von verhältnismäsig reinem 
Wasser 150 ccm, ein größerer 1250 ccm Filtrat in der Minute, doch 
wurden Schmutzflüssigkeiten langsammer filtriert. Auch erschien die 
erste von solchen abfiltrierte Flüssigkeit trübe. Die in ihnen 
enthaltenen Bakterien wurden durch das Filtrieren zwar ihrer Zahl 
noch vermindert, doch fanden sich im Filtrate dieselben Arten wie 
im Rohwasser. Die Reinigung des einmal verschlammten Asbestes 
ist schwer ausführbar. Kühler (Berlin). 
Piefke, C., Ueber die Betriebsführung von Sandfiltern 
auf Grundlage der zurZeit gütigen sanitätspolizei- 
lichen Vorschriften. (Zeitschrift für Hygiene und Infektions- 
krankheiten. Bd. XVI. H. 1.) 
Verf. berichtet über die bei dem Stralauer Wasserwerke in Berlin 
beobachteten Erfahrungen. Wir werden bekannt gemacht mit den 
