318 
Klein, Botanische Bakterienstudien. 1. 
mann in Giessen eingeführt wurden und die im de Bary’schen 
Laboratorium in Strassburg, wo ich meine Bakterienuntersuchungeu 
begann, allgemein im Gebrauche waren. Es empfiehlt sich , diese 
Papprahmen vor dem Gebrauche stets auszukochen, um unliebsame 
Verunreinigungen des Hängetropfens durch Schimmelpilze zu ver- 
meiden. Die Beobachtungen wurden zur Beschleunigung des 
Keimungsprocesses zumeist bei ziemlich hoher Temperatur (35° C 
im Durchschnitt) gemacht und zu diesem Behufe das ganze Mikro- 
skop in einen sehr einfachen, regulirbaren Wärmeschrank gebracht, 
den ich gleichfalls bei de Bary kennen lernte, der im Wesent- 
lichen eine Nachbildung des Sa c h s’schen *) Wärmekastens für das 
Mikroskop ist und den ich hier kurz beschreibe, weil dieser ebenso 
praktische wie billige Apparat in letzter Zeit im Allgemeinen einer 
unverdienten Vergessenheit anheimgefallen ist, obwohl er für bak- 
teriologische Untersuchungen ganz vorzügliche Dienste leistete. Ein 
doppelwandiger, mit heissem Wasser gefüllter Zinkkasten, der auf 
einem Dreifuss steht, wird durch einen kleinen Gasbrenner erhitzt; 
ein Quecksilbertbermoregulator, der in das Wasser hineinragt, ge- 
stattet es, die Temperatur des Wassers und damit diejenige im 
Innern des Kastens auf einer beliebigen gewünschten Höhe zu 
halten. Ein durch den Deckel in den Innenraum des Kastens bis zum 
Tische des Mikroskopes hineingestecktes Thermometer gibt genau 
die Beobachtungstemperatur an, ein grosser Vorzug gegen- 
über den meisten „heizbaren Objekttischen“. Vorn am Kasten ist 
ein Fenster für den Mikroskopspiegel eingesetzt, in den beiden 
Seitenwänden sind nach unten herausschlagbare Klappen angebracht, 
theils zur Zuführung kühler Luft, wenn man die Temperatur herab- 
setzen will, besonders aber um das Objekt auf dem Tische und den 
Spiegel bewegen zu können. Die einzige Unbequemlichkeit, die 
dem Apparat noch anhaftete, seine für anhaltende Beobachtungen 
in Folge des untergestellten Dreifusses unbequeme Höhe, habe ich 
dadurch abgestellt, dass ich mir einen kleinen, mit einem vier- 
eckigen Ausschnitt in der Platte versehenen Mikroskopirtisch ferti- 
gen liess; auf den Ausschnitt kommt der Wärmekasten und darunter 
die Lampe in entsprechende Höhe, dann lässt sich mit dem Apparate 
so bequem wie möglich arbeiten. Wo es nicht auf genaue Ein- 
haltung einer bestimmten konstanten Temperatur ankommt, kann 
man statt Gasbrenner und Thermoregulator mit Sachs auch ein 
gewöhnliches Oellämpcben mit Schwimmer gebrauchen, das ich 
durch ein oder mehrere untergesetzte Holzklötzchen regulire. 
a) Bacillus leptosporus n. sp. 
Dieser Bacillus stellte bei seinem ersten zufälligen Auftreten 
eine Reinkultur dar, die ungemein an eine solche von Bacillus sub- 
tilis erinnert; wie dort kriecht die auf der klaren Flüssigkeit schwim- 
mende Pilzdecke bei weiterem Wachsthum ein Stück weit an den Wän- 
den des Kulturgefässes empor, wird runzelig wie dort und besitzt 
ziemlich konsistente Beschaffenheit; die schmutzig graubraune Ver- 
1) Sachs, Lehrbuch der Botanik. IV. Aufl. 1874. p. 707. 
