496 Rohrbeck, Die Lösung der Desinfektionsfrage mit Wasserdampf. 
Bei Erhöhung der Temperatur um 1 Grad dehnen sich . die 
Gase um des anfänglichen Volumens aus. Bei einem Anfangs- 
drucke von 1 Atmosphäre nimmt also der Druck überhitzten Dampfes 
nur um 2,07 mm zu, während bei gesättigtem Dampfe die Spannungs- 
zunahme ca. 27 mm beträgt. 
Ist der beobachtete Druck also grösser als derjenige, welcher 
sich aus den Reguault’schen Untersuchungen für die betreffende 
Temperatur ergibt, so haben wir keinen reinen Wasserdampf. Ist 
die Temperatur höher als die dem Drucke entsprechende, so haben 
wir überhitzten Dampf und nur, wenn das Manometer den der Tempe- 
ratur entsprechenden Druck anzeigt, ist der Wasserdampf rein und 
gesättigt. 
Es darf daher durchaus nicht überraschen, dass schon physi- 
kalisch anders sich verhaltender Dampf auch physiologisch anders 
wirkt. 
Aus den genannten Gründeu mussten die Resultate beim 
Sterilisiren im Dampftopf verschieden ausfallen und die Ansichten 
über die Sterilisation und die Desinfektion im geschlossenen 
Nägeli’schen Topf sich scheinbar widersprechen. 
Bezeichnen wir den trockenen Dampf als Wassergas, denn sein 
physikalisches Verhalten steht dem der Gase näher, so können wir 
sagen — gesättigter Wasserdampf desinficirt gut, Wassergas aber 
schlecht, oder physikalisch ausgedrückt, würde dies heissen — des- 
infektionskräftig ist nur Wasserdampf von Maximal-Dichtigkeit für 
die betreffende Spannung. 
Da heisse Luft sehr viel weniger wirksam ist, als Wasserdampf, 
so übt dieselbe einen störenden Einfluss aus, was durch die Beo- 
bachtungen von Heydenreich und die interessanten Versuche 
von Gr über zur Genüge festgestellt ist. Es ist daher, wie Hueppe 
bemerkt, auch nothwendig für die Desinfektion mittelst Dampftopf, 
längere Zeit nach dem Anheizen den Dampf ausströmen zu lassen 
und den Topf erst dann zu schliessen, wenn er reinen Wasserdampf 
enthält. 
Es ist zwar leichter (einfacher), einen gesättigten (desinfektions- 
kräftigen) Dampf von 100° zu erhalten , als einen gesättigten von 
über 100° und deshalb ist es empfehlenswerth , da, wo weniger 
geübte Hände die Desinfektion besorgen sollen, Dampfapparate ohne 
Spannung zu verwenden. Schneller desinficirend wirkt jedoch ge- 
sättigter Dampf höherer Temperatur, als auch höherer Spannung, 
wie das die Versuche Globig’s am besten beweisen und daher 
sind für die Desiufektion im Grossen Apparate mit höherer Span- 
nung die rationellsten und zuverlässigsten, sobald die Bildung 
trockenen Dampfes vermieden und die Luft leicht und sicher ent- 
fernt wird. 
Weitere Mittheilungen über diesen Gegenstand und Beschrei- 
bungen meiner neuen, unter Zugrundelegung dieser Prinzipien von 
mir konstruirten Desinfektionsapparate behalte ich mir vor. 
