Schutzimpfung, künstl. Infektionskrankheiten, Entwicklungshemmung etc. 013 
D. Richiardii beschrieben, welches der Verf. ebenfalls in der 
Leibeshöhle des genannten Haifisches gefunden hat. Es zeichnet 
sich wie Distomum polyorchis Stossich durch den Besitz zahl- 
reicher Hodenbläschen aus, welche in zwei traubenfönnigen Gruppen 
angeordnet sind und von dem ersten Beschreiber als Dotterstöcke 
angesehen wurden. Letztere sind kleiner und liegen in der Nähe 
der Hoden. Sehr gross ist das innere Receptaculum seminis, 
welches seitlich vom Ovarium in der Höhe des Bauchsaugnapfes 
liegt. Eine Scheide, d. h. Lau rer’ scher Kanal, fehlt sicher den 
erwachsenen Tieren; sollte derselbe auch hei jungen fehlen, so 
müsste hier das Sperma bei der Begattung seinen Weg durch den 
sogenannten Uterus nehmen. M. Braun (Rostock). 
Schutzimpfung, künstliche Infektionskrankheiten, Entwick- 
lungshemmung und Vernichtung der Bakterien etc. 
J)elag6niere, Henri, Sterilisation des sondesen gomme. 
Catheterisme aseptique. (Progres med. XVII. 1889. 
p. 295.) 
Verf. ist cs nicht gelungen, durch Einlegen der Gummi-Ka- 
theter in l°/ 00 Sublimatlösung während 12 — 30 Stunden eine voll- 
kommene Sterilisirung derselben zu erzielen, insbesondere nicht 
bei Instrumenten mit engem Kanal. Auch an der Aussenseite der- 
selben konnten Stellen nachgewiesen werden, welche mit der Flüs- 
sigkeit nicht in Berührung gestanden hatten. Dies schreibt Verf. 
kleinen, eingeschlossenen Luftblasen zu, welche den Kontakt 
zwischen Oberfläche und Flüssigkeit verhindern. Bei gebrauchten 
Instrumenten, also solchen mit gefetteter Oberfläche, ist diese Art 
Sterilisirung ohnehin unmöglich. 
Verf. untersuchte deshalb, welche höheren Temperaturen 
Gummi-Katheter ertragen können und fand, dass sie einige Minuten 
lang einer Temperatur von 110—120° C ausgesetzt werden dürfen, 
ohne Schaden zu nehmen. Das günstige Resultat bewog ihn, die 
Koch’sche Stcrilisirungsmethode anzuwenden. 
Katheter, Sonden und Bougies wurden in Glasröhren unter- 
gebracht, letztere an beiden Seiten mit Wattepfropfen verschlossen 
und durch drei aufeinanderfolgende Tage je eine halbe Stunde 
lang im strömenden Dampfe sterilisirt. Bei gebrauchten Kathetern 
wird das Fett mittelst Watte entfernt; der Kanal mit Sublimatlö- 
sung gefüllt, auf Wattepolstern deponirt und — wenn eine ge- 
nügende Anzahl bereit ist — wie vorerwähnt sterilisirt. 
Kontrollversuche mit einem neuen und einem kurz vorher be- 
nutzten Katheter ergaben, dass die Instrumente thatsächlich keim- 
frei gemacht werden können. 
