24 
Untersuchuugitmelhoden, Instrumente etc. 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Despeignes , V. , Nouveau r&gulateur pour etuve 
chauffäe au pötrole. (La Provioce möd. V. 1890. No. 23 
p. 270.) 
Dieser .Regulator besteht aus einer Uröhre, deren kurzer, am 
Ende zugeschmolzener Schenkel etwas ausgebaucht Ist und mit dem 
langen offenen Schenkel mittelst einer engeren Röhre kommunizirt. 
Die Uröhre ist mit dem eigentlichen Regulator verbunden, dessen 
Haupt tkei! ein Gummicylinder bildet, welcher von 2 Metallscheiben 
verschlossen wird. Durch die eine der Scheiben mündet eine Rühre 
in das innere des Cylinders, während an der anderen nicht durch- 
bohrten Scheibe eine Zahnstange aus Metall befestigt ist, die in ein 
Zahnrad eiugreift. Dieses trägt auf seiner vertikalen Axe die hori- 
zontal gestellte Extinktionsscheibe. In den langen Schenkel der 
Uröhre wird bis zu einer gewissen Höhe Quecksilber gebracht, hier- 
auf in den kurzen Schenkel etwa 1 ccm Aethyläther eingeführt und 
der noch leere Tkeil des laugen Schenkels, das Rohr, welches diesen 
mit dem in den Cylinderraum führenden Rohre verbindet, sowie der 
Gummicylinder selbst vollständig mit Wasser angefüllt. Die Uröhre 
wird in den Brütofen oder zwischen die Doppelwände in der Wasser- 
raum eingestellt, derart, dass der lange Schenkel durch eine der, für 
die Thermometer angebrachten Oelfnungen ins Freie geführt wird. 
Zum Erhitzen dient eine Petroleumlampe mit Flachbrenuer , deren 
Docht mittelst Zahnstange leicht beweglich sein muss. Der Regu- 
lator wird so aufgestellt, dass sich die Extinktionsscheibe 1 — 2 mm 
oberhalb des Dochtes befindet. 
Tritt eine Temperaturerhöhung im Brutofen ein, so wird bei 
einer gewissen Spannung der Aetherdämpfe der Druck auf die Queck- 
silber- und Wassersäule bezw. auf den Gummicylinder übertragen, 
welcher seinerseits mittelst der Zahnstange und dem Zahnrade die 
Extinktionsscheibe in Bewegung setzt Letztere wird durch einen 
am I.ampenbrenner angebrachten Stift daran gehindert, die Lampe 
völlig auszulöschen. Die Extinktionsscheibe ist an ihrer Axe mittelst 
Stellschraube verstellbar, so dass es durch zwei Versuchsreihen 
leicht gelingt, die Reguliruug für eine gegebene Temperatur in der- 
selben Zeit wie bei Gasregulatoren vorzunehmen. 
Das Petroleumniveau im Lampenkörper soll sich nicht wesent- 
lich ändern, weshalb letzterer mit einem grösseren Vorratbsgefässe 
verbunden wird. 
Die Empfindlichkeit, Genauigkeit und konstante Funktionirung 
des Apparates, dann die Billigkeit des Heizmateriales und die ver- 
ringerte Explosionsgefahr gegenüber Gas werden besonders hervor- 
gehoben. K r ä 1 (Prag). 
