Heber die Sputamdesinfoktion bei Lungentuberculose. 
43 
tum-Desinfektionsapparat bauen zu lassen, der zwar zweckmässig und 
wohlempfehlenswerth , aber für die allgemeinere Einführung viel zu 
kostspielig ist. Auch hat die von diesen Forschern gegebene Anre- 
gung meines Wissens nur wenig Beachtung gefunden. 
Zwar drängt schon seit längerer Zeit, hauptsächlich aber seit 
der herrlichen R. Koch’schen Entdeckung eines Specificums gegen 
die Tuberculose, die öffentliche Meinung mit zunehmender Einmüthig- 
keit auf Centralisirung der Phthisiker in eigenen Sanatorien hin, und 
auch in der Armee ist man dazu übergegangen, die Tuberculösen 
ganzer Arraeecorps in den grösseren Lazarethen an den Sitzen der 
Generalkommandos zwecks planmässiger Behandlung zu sammeln. 
So lange diese Maassregel aber nicht überall durchgeführt ist, muss 
ein zur Sputumdesinfektion bestimmter Apparat bei voller Wirksam- 
keit so einfach und billig wie möglich sein, um seine Einführung auch 
in kleinen Krankenhäusern und in Privathaushai tungeu zu gestatten. 
Einen derartigen Apparat anzugeben, schien mir eine dankens- 
werte Aufgabe zu sein, die um so leichter zu lösen war, als wir in 
dem Soxhl et’scheu Milchkochapparat ein sehr zweckmässiges Vor- 
bild besitzen. Es kam nur darauf an, dieses Modell entsprechend zu 
vergrössern und auf seine Wirksamkeit gegenüber den tuberculösen 
Sputis zu erproben. 
Ich liess mir von einem hiesigen Klempner aus festem Eisen- 
blech einen Kessel anfertigen von 42 cm Höhe und 40,3 cm Durch- 
messer, dessen unterster Theil jedoch, der zum Einsetzen in ein 
Herdloch bestimmt ist, in der Höhe von 6 cm nur einen Durchmesser 
von 29 cm hat. An dem Kessel befinden sich zwei derbe eiserne 
Handgriffe. Der Deckel greift wie beim Koch’schen Dampfkochtopf 
mit einer 3,2 cm langen Muffe in das Innere des Kessels ein und 
trägt zwei knopfartige Handgriffe von Holz und einen Tubus zur 
Aufnahme des Thermometers. Für die Speigläser sind zwei Einsätze 
bestimmt, deren jeder fünf Speigläser aufzunehmen vermag. Die dem 
Soxhlet’schen Flaschenträger sehr ähnlichen Einsätze haben drei 
Füsse; die Höhe des Einsatzes einschliesslich der 4,8 cm hohen 
Füsse beträgt 13,6 cm, der Durchmesser derselben 39 cm; er be- 
steht aus zwei parallel über einander vermittelst sechs Säulen be- 
festigten Blechscheiben , von denen die untere zahlreiche, 0,4 cm iin 
Durchmesser haltende Löcher für den Durchtritt des Dampfes , die 
obere fünf kreisförmige Ausschnitte von 12,6 cm Durchmesser zur 
Aufnahme des Speiglases enthält. 
Das 6 cm hohe Bodenstück fasst 4,4 1, der Kessel bis zum 
Bodenbrett des ersten Einsatzes 11,6 1 Wasser. 
Die im ganzen X. Arraeecorps eingeführten Speigläser sind aus 
weissem Glase gefertigt, 12 cm hoch, haben einen oberen Durch- 
messer von 11 und einen grössten Umfang von 37,5 cm; ihr grösster 
Durchmesser in dem bauchartig verdickten unteren Theile be rägt 
12 cm. Sie kosten beim Massenbezuge 11 Pfg. das Stück. 
Für die Aufstellung des Apparates wurde mir vom Chefarzt des 
hiesigen Garnisonlazareths, Herrn Oberstabsarzt 1. Kl. Dr. Stanj :ek, 
eine Theeküche eingeräumt. Dort wurde der in derselben befir. che 
ziemlich primitive Kochherd zur Aufstellung und Heizung des pa- 
*■ 4 : ' ; 
