Ueber die Sputamdessnfektion bei Lungentubeiculose. 
45 
lang der Einwirkung des strömenden Wasserdampfes ausgesetzt. 
Daun wurden je 2 in Bouillon in den Brütschrank gebracht, in flüs- 
siger Nährgelatine zu Esra arch ’ sehen Rollplatten ausgerollt bzw. 
einer weissen Maus unter die Haut au der Schwanzwurzel verimpft. 
Die Bouillon- und Gelatinekulturen blieben steril, die Maus blieb 
am Leben, während die zur Kontrolle verarbeiteten, nicht sterilisirten 
Seidenfäden üppige Kulturen ergaben und die Maus in der üblichen 
Zeit von 22 Stunden tödteten. 
Nunmehr ging ich dazu über, den Apparat auf seine Wirksam- 
keit gegenüber dein tuberculösen Sputum zu prüfen. Von einem 
durch die mikroskopische Untersuchung als sehr bacilienrcieh fest- 
gestellten Auswurf wurde ein etwa haselnussgrosser Ballen in sterili- 
sirtem Wasser gründlich verrieben, und hiervon eine Koch’sche 
Spritze voll einem Meerschweinchen in die Bauchhöhle iujizirt. Der 
Fest wurde in den Kessel gebracht und 15 Minuten lang dem strö- 
menden Wasserdarapf ausgesetzt. Nach Ablauf dieser Zeit wurde 
eine Koch’sche Spritze davon einem zweiten Meerschweinchen in 
die Bauchhöhle gespritzt. Das letztere Thier lebt noch und ist augen- 
scheinlich gesund, während das erstere am 29. Tage nach der Im- 
pfung an schwerer allgemeiner Tuherculose zu Grunde ging. 
Die Wirksamkeit des Apparates ist durch diese Versuche zur 
Genüge dargethau, und ist seine Zweckmässigkeit durch seinen nun- 
mehr schon Wochen langen Gebrauch im hiesigen Garnisonlazareth 
vollauf bewiesen. Wir verwenden ihn nicht nur zur Desinfektion der 
Speigläser, sondern auch zu der der Det tw e il e r’schen Speiflaschen, 
welche mit Genehmigung des Königlichen Kriegsministeriums, Medi- 
cinalabtheilung, für das hiesige Lazareth angeschafft worden sind. 
Bei der Desinfektion der letzteren dar! man, wie ich bemerken möchte, 
nicht vergessen, von Beginn der Desinfektion den Deckel der Flaschen 
zu öffnen, da dieselben sonst springen. 
Die Anbringung eines Wasserstandsrohres an dem Apparat habe 
ich nicht für nothwendig befunden, da auch bei mehr als einstündi- 
ger Benutzung die Verdunstung des Wassers eine mässige ist und 
die im Kessel enthaltene Wassermenge bei weitem nicht erschöpft. 
Es genügt die Vorschrift, deu Apparat vor dem Anheizen bis zur 
oberen Scheibe des unteren Einsatzes füllen und bei jeder folgenden 
Benutzung das Verdampfte nachfüllen zu lassen. 
Obwohl zur Desinfektion der Sputa 15, nach Schill und Fi- 
scher sogar nur 10 Minuten genügen, lasse ich die Gläser vom 
Augenblicke ab, wo das Thermometer 100° C zeigt, eine volle halbe 
Stunde in dem Apparat. 
Der Preis, für den der Klempnermeister G. Schulze hierselbst 
mir den Apparat geliefert hat — 26 Mark — ist etwas hoch, doch 
wird sich bei Anfertigung mehrerer derartiger Apparate der Einzel- 
preis bedeutend billiger stellen. 
Bezüglich der Einzelnheiten des Apparates verweise ich auf die 
Zeichnung. 
Als eine der Abhülfe dringend bedürftige hygienische Einrich- 
tung möchte ich die Spucknäpfe bezeichnen. Mögen sie nun aus 
Porzellan oder Eisen hergestellt,, mögen sie mit Sand, Sägespänen 
