*">40 Schutiimpfuug, kihistl Infektionskrankheiten, Ent^ickelungshemmuug eto. 
2. Apparate, in welche der Dampf von oben einströmt, sind in 
ihrer Wirkung ungleich sicherer und schneller, als andere, wo dies 
nicht der Fall ist. Man hat bei der Konstruktion von Desiufektions- 
apparaten und beim Einbringen der Objekts in dieselben darauf zu 
achten, dass Luft und Dampf ungehindert nach unten entweichen 
können. 
3. Durch Vorwärmung der Apparate wird die Desinfektion be- 
schleunigt. 
4. Die schnellste Desiufektionswirkung wird durch gespannten, 
strömenden Dampf erzielt. 
5. Desiufektionsobjekte, welche mit fettigen oder öligen Sub- 
stanzen in Berührung gekommen sind, bedürfen einer längeren Des- 
infektionszeit, als andere. 
ö. Um eine wirksame Desinfektion zu erzielen, ist nicht nur eine 
möglichst vollkommene Austreibung der Luft aus den Objekten, son- 
dern auch eine genügende Kondensation des Dampfes erforderlich. 
7. Die Kondensation des Wasserdampfes in den Desiufektions- 
ohjekten schreitet in einer schar fen Linie von der Peripherie vorwärts. 
8. Die zur Erzielung der Desinfektion erforderliche Temperatur 
findet sich nur in der Zone, wo die Kondensation bereits stattge- 
funden hat. 
9. Fast unvermittelt, nur wenige Centimeter von der 100° hal- 
tenden Zone entfernt , befinden sieb — bei unvollständiger Desin- 
fektion — Gebiete, welche 40 und mehr Grade unter dem Siedepunkt 
liegen. 
10. Zufälligkeiten, z. B. Falten im Gewebe, Herunterlaufen eines 
Wassertropfens können Temperaturen erzeugen, welche weit höher 
sind, als die der nächsten Umgebung. 
11. Es ist uoth wendig, den Wasserdampf längere Zeit auf grös- 
sere Objekte einwirken zu lassen, wenn man der vollen Desinfektion 
sicher sein will. 
12. In reiner, nicht wasserhaltiger, verflüssigter Karbolsäure 
hielten sich die angewendeten Milzbraudsporen bei Brüttemperatur 
bis zu 4 1 /, Tagen eutwickelungsfähig. 
13. Salzlösungen als Siedeflüssigkeit ir. Desinfektionsapparaten 
sind für die Praxis vorläufig nicht zu empfehlen. 
14. Die von einigen Forschern beobachteten Temperaturen über 
100" C bei Anwendung von ungespanntem Dampfe lassen sich viel- 
leicht aus der zufälligen Anwesenheit von Salzen in den Desinfektions- 
objekten erklären. D i 1 1 r i c h (Prag). 
Neisser, A., Ueber die Mängel der zur Zeit üblichen Pro- 
stituirtenuntersuchung. (Deutsche med. Wochenschr. 1890.) 
In der Einleitung seines in der hygieuischen Sektion des X. internat. 
med. Kongresses gehaltenen Vortrages erklärt sich Verf. für einen 
entschiedenen Vertheidiger einer staatlich und gesetzlich ge- 
regelten Beaufsichtigung der Prostitution, in der er mit Recht 
die Hauptverbreiterin der venerischen Krankheiten sieht. Für 
die Kontrolluntersuchung hält er die Untersuchung der Genitalien 
unter Zuhülfenahwe des Speculums, der Analgegend, der Mund- 
