Dutersuchungsmettoiien, Instrumente etft 
737 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Str&ims, Seringue ä injections hy podermiques, steri- 
li säble, ä piston eil moelle de sureau. (Le Bulletin 
m6d. 1891. No. 9. p. 89.) 
ln der Sitzung der Socfötö de Biologie zu Paris vom 24. Januar 
d. J. demonstrirte S. eine Injektionsspritze, deren Konstruktion vou 
der Pravaz'schen Spritze insofern abweicht, als Lederstempel und 
-Dichtung durch solche aus komprimirtem Hollundermark ersetzt sind. 
Demzufolge kann die Spritze im Dampftopf, bei trockener Hitze oder 
im kochenden Wasser sterilisirt werden, ohne Schaden zu nehmen. 
Aul Schrauben laufende Metallscheibchen gestatten es, den Hollunder- 
markstempel im Bedarfsfälle wieder den Glaswandungen dicht an- 
schliessend zusammenzupressen. Kr 41 (Prag). 
Soux, Sur un rögulateur de tempörature applicable 
aux ötuves. (Annales de ITnstitut Pasteur. 1891. No. 3. p. 158.) 
Der beschriebene Thermoregulator, der seit mehreren Jahren im 
Institut Pasteur zu vollster Zufriedenheit funktionirt, zeichnet sich 
aus durch Unzerstörbarkeit, kann jedoch nur bei grossen Brüt- 
schränkea mit Vortheil augewendet werden. 
Derselbe besteht aus zwei starken, an einander geschweissten 
und dann U-förmig gekrümmten Stäben, von denen der innere aus 
Stahl, der äussere aus Zink ist. Die Länge der U-Schenkel 
dürfte der Abbildung nach 30 — 40 cm betragen und das Ganze muss 
so massiv sein, dass absolut keine federnde Bewegung, nach Art 
einer Piucette, stattfiudet. Solche Regulatoren aus zwei Metallen 
wurden, wie Verf. angibt, schon früher, namentlich von Schaffer 
angewandt 
Die Bewegung, welche in Folge der ungleichen Ausdehnung von 
Zink und Eisen bei Temperaturschwankungen auftritt, kann nun, in- 
dem man den einen U-Schenkel fixirt, von dem anderen aus in ver- 
schiedenster Weise zur Regulation der Gaszufuhr verwendet, eventuell 
durch Hebel noch verstärkt werden. Die spezielle Art, wie die üeber- 
tragung bei den von Wies n egg konstruirten grossen Pasteur- 
schen Wärmeschränken (jetzt mit direkter Gasheizung anstatt des 
früher verwendete!* Dampfes) bewerkstelligt wird, wolle im Original 
eingesehen werden. Trotz der Grösse des Schrankes, der in seinen 
verschiedenen Etagen verschiedene Temperaturen darbietet, sind die 
Schwankungen, wie das beigegebene Diagramm eines registrirenden 
Thermometers zeigt, nicht höher, als 0,5°. Buchn er (München). 
Meitzmatm, Louis, Bacteriological examination as an 
aid to clinical diagnosiß. (New York Med. Record. 1890. 
No. 1017. p. 492.) 
Verf. gibt zunächst eine Beschreibung des Koch- Ehrl ich- 
