A 1 1 m a n n , Thermoreguiator neuer Konstruktion. 
?9i 
Fettreihe waren drei aromatische Säuren, die Phenylprcpionsäure, 
Oxyphenylpropionsäure und Skatolessigsäure vorhanden. Vor Kurzem 
hat Kerry eine Eiweissgährung mit den Bacii len des malignen 
Oedems durchgeführt 1 * ). Als die Gasentwickelung am 10. Tage 
nach der Impfung aufhörte, liessen sich ausser Fettsäuren, Leucin 
und Hydroparacumarsäure (Paraoxyphenylpropionsäure) noch ein 
unangenehm riechendes Oel von Aldehyd- oder Ketonnatur nach- 
weisen, welches bei Oxydation hauptsächlich Baidriansäurc lieferte 
und der Formel C 8 H 16 0 4 entsprach. 
Auf dem grossen Gebiete der Bakteriologie, welche sich rascher 
als irgend eine andere Wissenschaft entwickelt hat, ist das Kapitel 
der Eiweissgährungen, das Studium der „Stoffwechselprodukte' 4 der 
Bakterien sicherlich mit eines der wichtigsten, wie zahlreiche in der 
neuesten Zeit gemachte Beobachtungen auf medizinischem Gebiete 
schliessen lassen, und darf man hoffen, dass die Chemie der mit 
Riesenschritten fortschreitenden Bakteriologie noch manche werth- 
vollen Dienste leisten wird, die zur Medizin in engster Beziehung 
stehen. 
Thenaoregulator neuer Konstruktion, 
Von 
P* litmaEE* 
Mit 1 Figur. 
Der vorliegende Regulator ist vermöge seiner einfachen Kon- 
struktion und wenig zerbrechlichen Form überall da zu empfehlen, 
wo es sich um genaue Regulirung von Temperaturen unter 100° C 
handelt. Er funktionirt stets rnit grosser Präzision und gestattet die 
Einhaltung aller Temperaturen mit einer Genauigkeit von + 0,05° C. 
Das Prinzip dieses Regulators besteht darin, dass das in Folge der 
Erwärmung sich ausdehnende Quecksilber die Zufiussöffnung des zur 
Heizung dienenden Leuchtgases verschliesst, ähnlich wie bei dem 
Reichert’schen Regulator. 
Wie aus der Figur ersichtlich, welche den Regulator etwa *| 4 
der natürlichen Grösse darstellt, besteht derselbe aus einem ein- 
zigen Stück, was ein wesentlicher Vortheil allen anderen ähn- 
lichen Apparaten gegenüber ist. D ist das mit Quecksilber gefüllte 
Gefäss, welches sich nach oben zu einer Kapillare verengt und seit- 
lich eine weitere, mit Quecksilber gefüllte Glasröhre trägt, die am 
Ende mit einer leicht beweglichen, luftdichten, eisernen Schraube S 
versehen ist. Letztere dient dazu, um auf bestimmte Temperaturen 
einzustellen. Bei B wird der Regulator mit der Gaszufuhr ver- 
bunden. Das Gas strömt alsdann in der von Pfeilen angedeuteten 
Richtung durch das V-förmige Rohr und entweicht bei C, wo die 
Weiterleitung zu dem Brenner hergestellt wird. Wird nun das untere 
1) Monatshefte f. Chemie. X. 8C4, Auch diese Arbeit wurde in Neneki's La- 
boratorium begonnen. 
