Untersuchuugsuielhoden, Instrumente etc. 
131 
Vater und Tochter, so dass zunächst an eine Uebertragung gedacht 
werden konnte, eine Annahme, die sich aber wegen der vieljährigen 
Abwesenheit der Tochter vom Elternhause kaum aufrecht halten 
lässt. Bei der von B o w e n ausgeführten mikroskopischen Unter- 
suchung wurden Psorospermien gefunden. Kulturen auf Agar-Agar 
in Wasser und in Bouillon blieben steril; ebenso hatten Thierin- 
okulationen ein negatives Resultat. Bo wen rechnet diese Körperchen 
zu den Coccidien. Definitive Schlüsse über die Natur und Lebens- 
äusserungen dieser erst jüngst in den Vordergrund des Interesses 
getretenen Lebewesen, sowie über die von ihnen erzeugten Derma- 
tosen lassen sich nach White vorläufig noch nicht ziehen. 
Leder mann (Breslau). 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Petri, P., J., Ein neuer Apparat zum Sterilisiren mit 
strömendem Wasserdampf von A tm o s ph ä r e n d r uc k. 
(Arbeiten a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte. Bd. VI. S. 498.) 
Bei dem zunächst für den Laboratoriumsgebrauch hergestellten 
Apparat ist das Prinzip der Einleitung des Dampfes von oben her zur 
Anwendung gebracht. Der cylindrische, an der Längswand und oben 
mit Tubulaturen zur Einführung von Thermometern versehene Des- 
infektionsraum ist durch eine plane, mittelst Rahmen von geraden 
Wänden in einen Ausschnitt des Cylinders eingesetzte, gut schlies- 
sende Thüre von der Seite her zugänglich gemacht, so dass man den 
Innenraum leicht übersehen und die zu sterilisirenden Gegenstände 
bequem hinein und herausbringen kann. Der Dampf wird in einem 
zweiten, in der Höhe des oberen Drittels des Cylinders und neben 
ihm befindlichen Gefäss erzeugt. Er tritt durch ein Verbindungsrohr 
in den ersteren ein und durch ein am Boden angebrachtes Abzugs- 
rohr aus ihm ins Freie, wo das abfliessende Kondenswasser in einem 
Topf aufgefangen wird. Auf dem Scheitel des Verbindungsrohres be- 
findet sich ein konisches Ausströmungsrohr. Nach Abnahme der das- 
selbe verschliessenden Kappe nimmt der Wrasen hier seinen Weg 
direkt nach aussen, und man kann den Apparat entleeren, ohne von 
jenem belästigt zu werden. Stellt man den Verschluss mit der Kappe 
wieder her, so wird im Desinfektionsraum die erforderliche Hitze 
bald wieder erreicht, weil das Wasser nicht aus dem Sieden kam. Ver- 
suchen zufolge entsprach der Sterilisator hinsichtlich seiner Leistungs- 
fähigkeit den wissenschaftlichen Anforderungen. Der ganze Apparat 
ist mit mehrfachen Lagen verschiedener schlechter Wärmeleiter um- 
geben und ruht auf 2 Holzgestellen. Zur Heizung bedarf man 
eines Bunsenbrennerkranzes mit 6 — 10 Flammen. 
Heim (Würzburg). 
9* 
