248 
Gabritschewsky , 
Da in meinem Beobachtungsfelde Dysenterie epidemisch gar 
nicht, sporadisch nicht besonders häufig vorkommt, trotzdem aber der 
charakteristische Leberabscess zuweilen getroffen wird , so stehe ich 
nicht an, ihn auf die chronische ulceröse Enteritis zu beziehen. Ob 
diese auch daneben auftreten kann, muss von anderen Beobachtern 
an grösserem Materiale entschieden werden. Jedenfalls scheint es 
mir wahrscheinlich, dass das primäre Darmleiden ziemlich gering- 
fügig bleiben und wegen der sekundären Komplikation ganz übersehen 
werden kann. 
Zum Schlüsse möchte ich noch den Wunsch aussprechen, dass 
die hier berührten Fragen möglichst bald endgültig entschieden 
werden möchten; es kann dies leicht geschehen, wenn die verhält- 
nissmässig leichte und sehr dankbare Aufgabe nicht zu Gunsten 
anderer, viel schwierigerer und undankbarerer vernachlässigt wird. 
Honolulu, den 15. Juni 1891. 
Zur Technik der bakteriologischen Untersuchungen. 
[Aus dem bakteriologischen Laboratorium des Hygienischen Institutes 
in München.] 
Von 
Dr. med. Gf. Gabritschewsky, 
Privatdocenten an der Universität zu Moskau. 
Mit 2 Figuren. 
I. Graduirte Kapillarpipetten zum Abmessen sehr 
kleiner Flüssigkeitsmengen. 
Die feinsten Pipetten, die in der bakteriologischen Praxis ge- 
wöhnlich gebraucht werden, enthalten 1 ccm Flüssigkeit und sind in 
10 gleiche Theile eingetheilt, so dass ein Abmessen von 0,1 ccm 
sehr leicht möglich ist. Bei verschiedenen bakteriologischen Unter- 
suchungen, z. B. bei Zählung von Bakterienkeimen in stark bakterien- 
haltigen Flüssigkeiten, muss man mit Hülfe dieser Pipette, um eine 
genügende geringe Zahl von Kolonieen auf der Gelatineplatte zu er- 
halten, 3, 4 oder 5 Verdünnungen herstellen. Dieses Ziel kann nun 
um so schneller und sicherer erreicht werden, je kleinere Quantitäten 
von bakterienhaltigen Flüssigkeiten man genau abzumessen im Stande ist. 
Zu diesem Zwecke habe ich die graduirten Kapillarpipetten konstruirt, 
welche eine genaue Entnahme von 0,001 — 0,01 — 0,1 ccm und der da- 
zwischen liegenden Mengen möglich machen. Ich gebrauche zwei 
Kapillarpipetten, eine kleinere, welche in 0,001 — 0,002 0,01 und 
0,1 ccm (siehe die Abbildung) und eine grössere, welche in 0,01 — 
0,02 .... 0,1 und 1,0 ccm getheilt ist. Die beiden Pipetten sind 
nach dem Prinzip des Kapillarrohrs beim Blutkörperchen-Zählapparat 
(Melangeur Potaire) hergestellt und am oberen Ende mit einem 
