Schutzimpfung, künstl. Infektionskrankheiten, Entwickelungshemmung etc. 267 
Dampf in die mit Verbandmaterial gefüllten Kästchen leicht ein- 
dringt und die Dampfdurchströmung eine völlig genügende ist. Die 
ganze Prozedur der Sterilisation dauert selbst bei eng gepackten Ein- 
sätzen nur etwa s / 4 Stunden. Nach der Beendigung der Prozedur 
ist es gut, die Löcher der herausgenommenen Einsätze nicht sofort 
zu schliessen, ja sogar den Deckel einige Minuten offen zu lassen, 
um eine Durchnässung des Verbandstoffes zu verhüten. 
Aus demselben Grunde muss man die Verbandstoffe anwärmen, 
bevor sie zur Desinfektion in den Dampftopf gebracht werden. 
— Bei der Sterilisirung der Metallinstrumente wird der eigent- 
lichen Desinfektion immer eine gründliche, mechanische Reinigung 
vorausgeschickt (Abspülen in Wasser, Einlegen in heisse Lauge 
von Soda und Seife, Abbürsten, Abspülen, Putzen mit Putzstein, 
Alkohol und Lederlappen, nochmaliges Abspülen in Sodalösung, Ab- 
trocknen.) Dann erst werden die Instrumente in Sodalösung des- 
infizirt. 
Der genauen Schilderung des Verfahrens schickt Verf. eine Kri- 
tik der Sterilisirung der Instrumente in heisser Luft, in Dampf und 
in kochendem Wasser voran, welche alle theils zu umständlich, theils 
aber für die Instrumente auf die Dauer schädlich sind und sich des- 
halb in der Praxis nicht einbürgern konnten. Allen Anforderungen 
genügt die Sodalösung. Eine 1 % Lösung des Soda genügt, um ein 
Rosten der Instrumente beim Kochen und auch beim längeren Ein- 
legen zu verhüten. 
Ausserdem ergaben die Versuche, dass die kochende Soda- 
lauge mit das kräftigste keimtödtende Mittel ist, welches wir 
kennen und in praxi verwenden können. Staphylococcus und 
Pyocyaneus waren in 2 — 3 Sekunden und Milzbrandsporen, 
die im Dampf von 100° noch nach 10 — 12 Minuten lebensfähig waren, 
nach 2 Minuten vollständig abgetödtet. Ausserdem ist diese Steri- 
lisirungsmethode wegen ihrer Einfachheit und leichten Ausführbar- 
keit in der ärztlichen Praxis überall und zu jeder Zeit anwendbar. 
Einen Topf Wasser und Soda kann man überall bekommen. In der 
Klinik ist ein vom Verf. konstruirter und von Lautenschläger 
verfertigter Apparat im Gebrauch [der übrigens in Folge seiner prak- 
tischen Einrichtung bereits in sehr vielen Kliniken und Laboratorien 
Eingang gefunden hat. Ref.]. 5 Minuten langes Kochen genügt, um 
die Instrumente zu sterilisiren. Im zugedeckten Apparat hat die 
kochende Sodalösung 104 0 C. (Die Konstruktion der Apparate ist 
im Original nachzulesen.) Die sterilisirten Instrumente werden dann in 
Kalk, abgekochte Sodalösung oder in eine Lösung, die 1 °/ 0 Soda und 
1 °/ 0 Karbol enthält, gelegt. Hier bleiben die Instrumente bis zum 
Gebrauch. In dieser Lösung, die eminent entwickelungshemmend ist, 
auch schon die 1 °/ 0 ige Sodalösung allein, bleiben die Instrumente 
steril und rosten nicht. — Von den zur Operation nothwendigen Ob- 
jekten sind die Bürsten von grosser Bedeutung. Auch diese müssen 
gründlich gereinigt und desinfizirt werden. Die nicht sterilisirten 
Bürsten enthalten, wie das die Versuche des Verf.’s und Dr. Spiel- 
hagen’s ergeben haben, nach dem Gebrauch unzählige Keime. In 
der Klinik werden die Bürsten zuerst im strömenden Dampfe des- 
