458 
Marpmann, 
bei zufälliger Verflüssigung der Gelatine, zu Boden gesenkt hatten. 
Sie können daher den Brustseuchekokken um so weniger zugezählt 
werden, als auch ihre Züchtungsart nicht als völlig einwandfrei be- 
zeichnet werden kann. 
Praktische Mittheilungen. 
Von 
Marpmann 
in 
Leipzig. 
Mit 2 Figuren. 
Vorrichtung zum Erstarren der Giessplatten durch 
Kälte. 
Der für diesen Zweck allgemein benutzte Eisapparat hat seine 
grossen Nachtheile, die in der recht umständlichen Füllung, in der 
Raumerforderniss und darin bestehen, dass kaltes Wasser nicht ge- 
nügend kühlt, Eis nicht überall zu haben ist und Kältemischungen 
wiederum praktisch, aber theuer sind. 
In beifolgender Zeichnung sind die Vorder- und Seitenansichten 
eines Gefrierapparates gezeichnet, der überall angebracht und leicht 
gehandhabt werden kann. Die Zerstäubungsröhren d sind 15 cm 
lang und lassen sich durch den Halter a mit Schrauben c auf jeder 
o 
Fig. 1. 
grösseren Glasplatte b befestigen. Bei f stehen diese Röhren mit 
dem Aetherspray in Verbindung, i ist eine Filzsohle zum Aufsaugen 
des abtropfenden Aethers. Wenn man den Apparat benutzen will, 
so bringt man die Glasplatte b auf den Nivellirständer, schraubt den 
Zerstäuber durch a fest und kühlt die Platte durch 2 — 3 maliges 
Drücken der Gummibirne. Es lassen sich recht gut 2 grosse Platten 
neben einander legen, nach dem Guss kann nochmals gekühlt werden 
und sind die Kulturplatten binnen sehr kurzer Zeit erstarrt, so dass 
man dann die Platten in die feuchte Kammer bringen kann. Der 
Apparat wird von Miehe in Hildesheim fabrizirt und kann mit 
dessen Gefriervorrichtung für Mikrotome verbunden werden, da bei f 
die Gewinde für beide Apparate die gleichen sind. 
