472 
Heim, 
und Zeiss ausgeführt, welches wegen seiner hohen numerischen 
Apertur (fast 1,60) selbstredend auch die Verwendung von Objekt- 
und Deckgläsern aus besonderem (Flint-) Glas mit höherem Brechungs- 
index erfordert (van Heurck; Czapski 1 ). 
Um lebende Bakterien unter dem Einfluss höherer Temperatur 
stets beobachten zu könuen, hat man bis vor verhältnissmässig 
kurzer Zeit sich der heizbaren Objekttische bedient, von welchen 
u. a. Babes (0. 4. 23) eine Konstruktion beschrieben hat. Jetzt 
stellt man viel zweckmässiger das ganze Mikroskop in einen mit 
den nöthigen Fenstern, eventuell auch Oeffnungen zur Manipulation 
auf dem Objekttisch versehenen Kasten, aus welchem nur Tubus und 
Mikrometerschraube heraussehen. Derartige Umkästen haben K 1 e b s 2 ), 
L. Pfeiffer 3 ) (aus Holz), Nuttall 4 ) (mit’doppelten Metallwänden) 
beschrieben, Plehn 5 ) benutzte zu seinen Malariastudien eine der- 
artige Vorrichtung in Gestalt eines kleinen, vorn mit doppelter 
Glaswand versehenen kleinen Brütschrankes, durch dessen^ abheb- 
baren Deckel Tubus und Stativsäule des Mikrokops gehen, und P. 
Friedrich demonstrirte gelegentlich des vorjährigen Kongresses 
(Ausstellung des Kaiserl. Ges.-Amtes) einen nach seiner Angabe von 
G. König gelieferten, hübschen und zweckdienlichen Wärmekasten 
mit doppelter Kupferwand zur Aufnahme von erwärmtem Wasser, 
Holzverkleidung, geeigneten Fenstern und verschliessbaren Oeffnungen, 
deren eine, für die einzuführende Hand bestimmt, auch mit einem 
kleinen Objektverstellungsapparat versehen werden kann. 
Von kleineren Verbesserungen des Mikroskops sind die Einrich- 
tungen zum Zählen von Koloriieen bezw. Bakterien mittels Einsetzens 
kleiner quadratförmiger Figuren ins Okular zu nennen; Büchner 
(0. 2. 3) Hess eine solche in Form eines doppelten Fadenkreuzes an- 
bringen, Preyss 6 ) legte eine Glasscheibe mit eingravirtem Quadrate 
ein. Ferner sei die recht brauchbare Modifikation, welche durch 
Einführung der Irisblende erfolgte, erwähnt, sowie der von v. Sehlen 7 ) 
angegebene Reagirglashalter, bestehend aus einem für den Objekt- 
tisch bestimmten Rahmen, von welchem sich zwei Stützen mit je 
einem dreieckigen Ausschnitt erheben ; in ihnen ruht das von je einer 
federnden Klammer festgehaltene, zur mikroskopischen Durchmusterung 
bestimmte Reagenzröhrchen. 
Mehrfach machte sich bei den Untersuchern das Bedürfniss nach 
einer gleichmässigen, in der Intensität beliebig abstufbaren Licht- 
quelle geltend, dem man durch die Mikroskopirlampen zu begegnen 
suchte. Wenn auch das Ideal der völligen Gleichheit des künst- 
lichen Lichtes mit dem des Tages noch nicht erreicht ist, so ist man 
ihm mit der Kochs- Wolz’schen Mikroskopirlampe doch immerhin 
nahe. Nach S chi effer d e cker 8 ) wird, nachdem früher eine kleine 
1) Z. f. w. M. VI. 4. 417. 
2) Allg. Patbol. I. 103. 
3) Z. f. H. II. 398. 
4) Z. f. H IV. 373. 
5) Z. f. H. VIII. 92. 
6) M. m. W. 91, 24. 419. 
7) Z. f. w. M. VII, 1. 17. 
8) Z. f. w. M. V. 477; VII. 450; VIII. 53 
