Die Neuerungen d. bakteriol. Untersuchungsmethoden seit dem Jahre 1887. 473 
Petroleumlampe, nachher ein Auer’sches Gasglühlicht als Quelle 
gedient hatte, jetzt ein Zirkonleuchtkörper verwendet. Vermittelst 
eines an der Inuenfläche des die Flamme und den Cylinder umgeben- 
den geschwärzten Schornsteins angebrachten Reflektors wird das 
Licht in einen kurzen, an der gegenüberliegenden Wand des Schorn- 
steins angebrachten Blechcylinder geworfen ; dieser ist von einem 
Kork mit einer Durchbohrung zum Einsatz eines etwa 1 cm dicken 
Glasstabes verschlossen. Letzterer leitet nach dem Gesetz der totalen 
Reflexion die Lichtstrahlen zum Mikroskop. Für die Untersuchung 
ohne Abbe’schen Beleuchtungsapparat ist er gekrümmt und endigt 
mit einem Aufsatz farbiger Korrektionsgläser etwas unterhalb der 
Blendenöffnung des Objekttisches; bei der Untersuchung mit dem 
Abbe’schem Beleuchtungsapparat muss ein gerader und sehr dicker 
Stab so weit an den Konkavspiegel herangebracht werden, dass er 
etwa 9 — 10 cm entfernt ist und das Licht auf die Mitte des Spiegels 
fällt. Vorläufig stehen einer ausgedehnteren Verwendung der Lampe 
ihr Anschaffungspreis (92 M.) und die Betriebskosten im Wege, da 
man für den Zirkonleuchtkörper eine nicht unerhebliche Menge Sauer- 
stoff verbraucht, der in besonderen Ballons in komprimirtem Zu- 
stande bezogen wird, und allenfalls auch einen Regulator für den 
Druck des Gases nöthig hat. 
Sterilisirungsapparate. Die neueren Konstruktionen ver- 
folgen das Prinzip der Einleitung des Dampfes von oben im Interesse 
der schnelleren Verdrängung der spezifisch schweren Luft. So hat 
Viquerat (O. 6. 602) einen verhältnissmässig einfachen Autoklaven 
angegeben, welcher auch als Dampfkochtopf und selbst als Brut- 
schrank gebraucht werden kann. Petri zeigte gelegentlich des 
vorjährigen internationalen Kongresses einen von ihm erdachten 
Sterilisator mit viereckigem Querschnitt, dessen Innenraum durch 
eine seitliche Thüre zugänglich gemacht war. In ähnlicher Weise 
ist schon früher von G. v. Oberbeek de Meyer (4. 153) ein 
Desinfektionsapparat konstruirt worden, bei welchem der Dampf 
nicht wie beim Petri’schen in einem besonderen Topf, sondern in 
dem mit Wasser theilweise gefüllten doppelwandigen Mantel erzeugt 
wird. Das kleinere Muster eignet sich vorzüglich für Laboratoriums- 
zwecke, namentlich in der von Ostwalt 1 ) verbesserten Gestalt. 
Muencke hat ihn auch in liegender Form und für geringen Ueber- 
druck hergestellt (0. 8. 615). Von den dem ursprünglich Koch’schen 
in der Form sich anschliessenden Dampfcylindern ist die beste Neue- 
rung in dem Dampfentwickler amerikanischen Systems von W. Buden- 
berg in Dortmund Zusehen, welchen v. Esmarch 2 ) demonstrirte. 
Der Raum, worin das Wasser zum Verdampfen gebracht wird, ist eine 
kaum 1 cm hohe, flache, ringsum geschlossene Schale, von deren oberer 
Wand ein 4 cm weites Rohr zum Boden des Desinfektionsraumes 
führt. Dieser selbst ist von einem zweiten, fast ebenso hohen 
glockenförmigen Cylinder, der oben einen Tubus für das Thermometer 
1) B. kl. W. 88. 53. 1066. 
2) D. Gesellsch. f. öfif Ges.-Pfl. Sitzung vom 24. Febr. 1890; D. M. Z. 90. 
40 453. 
