474 
Heim , 
trägt, überdeckt, so dass der Dampf, ehe er ins Freie tritt, sich 
kondensirt. Das Kondenswasser tropft in eine vor der Anheizung 
mit weichem, womöglich destillirtem Wasser gefüllte offene Schale 
zurück, welche auf der oberen Wand der flachen Verdampfungsschale 
sitzt und mit ihr zwecks Füllung und Erhaltung eines konstanten 
Zuflusses durch einige kleine Oeffnungen in Verbindung gesetzt ist. 
Der Apparat ist relativ billig im Anschaffungspreis und wenig kost- 
spielig im Betrieb. Während alle anderen zum mindesten einen Drei- 
brenner zur Erhaltung der Siedetemperatur beanspruchen, genügt 
hier eine einzige Bunsenflamme oder ein guter Benzin- bezw. Spiri- 
tusbrenner. Er wird daher besonders für solche Arbeitsräume zu 
empfehlen sein, denen kein Gas zur Verfügung steht, ferner dort, wo 
kein Abzug vorhanden ist, weil nur wenig Dampf in die Luft kommt. 
Ich verwende einen Dampfentwickler 2. Grösse von 24 cm Durch- 
messer und 35 cm Höhe (mit Untersatz um 48 M.) und bin damit 
sehr zufrieden. 
Zur diskontinuirlichen Sterilisirung habe ich mir einen einfachen 
und billigen Apparat 1 ) fertigen lassen, bei welchem die Reagenz- 
röhrchen nicht in warmer Luft, sondern im Wasserbad stehen. Er 
besteht aus einem Blechtopf von 30 cm Höhe und 28 cm Durch- 
messer mit Asbestbekleidung, der etwa zur Hälfte mit Wasser gefüllt 
wird. In denselben wird ein kleinerer durchlöcherter Topf (21:20 cm) 
eingesetzt; dieser hat oben einen 4,5 cm breiten Kranz mit 2 Tubu- 
laturen für Thermometer und -Regulator; der Kranz ruht auf dem 
oberen Rand des grösseren Topfes und trägt einen mit Bajonetver- 
schluss versehenen Deckel. Im Innenraum findet das durch gekreuzte 
Diagonalwände in 4 Abtheilungeu getheilte, ebenfalls durchlöcherte 
Einsatzgefäss mit den Reagenzgläsern Platz; letztere werden durch 
aufgelegte Bleiplatten im Wasser gehalten. 
Wärme-Schränke u n d - Reg u 1 a tor en. Alle die verschie- 
denen an Brutschränken angegebenen Formen und Modifikationen 
aufzuzählen, würde hier zu weit führen ; es sei nur verwiesen auf die 
von Schottelius (0. 2. 97), Rohrbeck (1. 247; 0. 2. 262), 
Babes (O. 4. 19) beschriebenen. Ebenso ist es mit den Thermo- 
regulatoren. Für grosse Verhältnisse hat Roux (9. 737) metallene 
gewählt. Reicher dotirte Laboratorien werden mit elektrischen Wärme- 
reglern ausgestattet sein, wie sie besonders gut von F. und M. Lau- 
ten Schläger hergestellt wurden (s. a. Abel 0. 5. 707). Für ge- 
wöhnliche Zwecke reicht ein einfacheres Instrument aus ; von den 
mannigfaltigen Konstruktionen sind die an das L. Meyer’sche Sy- 
stem der Benützung von Aether, bezw. Aetherspiritusdämpfen sich 
anschliessenden am meisten zu empfehlen. Sie wurden ebenfalls von 
Lautenschläger in der besten Weise modifizirt: das Gaszulei- 
tungsrohr wurde durch eine Einschnürung der ümhüllungsröhre vor 
Abweichungen von der Achse geschützt und statt mit einem sog. 
Nothloch am Eingang mit einer durch einen Durchgangshahn be- 
liebig eng stellbaren Zweigleitung für die Reserveflamme versehen. 
Für feinere Einstellungen der Quecksilbersäule wurde seitlich noch 
1) Von Klempner Jos. Mayer, Würzburg, Eichhornstr. 18. Preis 18 Mk. 
