Die Neuerungen d. bakteriol. Untersuchungsmethoden seit dem Jahre 1887. 475 
eine Mikrometerschraube angefügt, ähnlich wie sie die Reichert’ 
sehen Regulatoren besitzen. An einem derartigen Instrument hat 
neuerdings Alt mann (O. 9. 791) eine ähnliche Zweigleitung mit 
Hahn angebracht, damit aber den Hauptnachtheil dieses Systems 
nicht beseitigt, welcher darin besteht, dass meist nach kurzem Ge- 
brauch die stets auf der Quecksilberoberfläche sich absetzenden Ver- 
unreinigungen in das fast kapillare Quecksilbergefäss gelangen, wor- 
auf der Hg-Faden abreisst und von einer Regulirung nicht mehr 
die Rede sein kann. 
Für den Fall, dass Gas nicht zur Verfügung steht, hat Ogn- 
jannikow (8.474) einen mit Benzin geheizten d’ A rson val’schen 
Thermostaten angegeben, und K r a s i 1 1 s c h i k (6. 59) an dem gleichen 
Apparat eine Regulirungsvorrichtung für Petroleumflammen ersonnen. 
Auch Despeignes (9. 24) konstruirte einen Regulator für Brut- 
schränke mit Petroleumheizung. 
Modifikationen des Platten Verfahrens sind zum Theil 
dem Wunsche entsprungen, die Nivellirung und Kühlung zu umgehen, 
wenn sie auch schon von einigen Autoren vereinfacht wurden. So hat A. 
Pfeiffer 1 ) einen diesbezüglichen flachen Kasten als Ersatz des 
Eiskühlers anfertigen lassen. Ringsum geschlossen, hat er eine 
Seitenlange von 25 cm, ist l 1 / a — 2 cm hoch und trägt an einer Ecke 
(besser wäre an zwei Stellen behufs eventl. Durchströmung) eine mit 
Stutzen versehene Oeffnung zum Eingiessen kühlen (8 — 10°) oder 
warmen Wassers (für Agarplatten). Rubner 2 ) ersetzte das Eis 
durch Aetherspray; sein Nebel wird gegen die zum Auflegen der 
Glasplatte dienende glatte Deckplatte eines Kästchens aus starkem 
Kupferblech von unten her gerichtet. Der überschüssige Aether wird 
durch eine Röhre aus dem Kupferhohlraum in ein Gefäss geleitet. 
Die ganze Einrichtung steht auf einem kleinen, mit Stellschrauben 
versehenen Stativ. Langerhans 3 ) half sich mit einer auf eine 
gewöhnliche Glasplatte mit Email in der Muffel aufgekitteten zweiten, 
4 mm dicken Platte, welche einen 6 — 8 cm im Durchm. haltenden 
runden Ausschnitt erhielt ; für etwaigen Transport legte er am Rand 
mit Vaselin bestrichene Deckplatten auf und verbrachte die am Ent- 
nahmeort z. B. des Wassers gegossenen Platten übereinandergeschichtet 
in einer passenden Pappschachtel in’s Laboratorium. Schimmel- 
busch (4. 468) schützte die geschlossene Platte vor Verunreinigung 
durch Ueberdecken einer zweiten, mittels Papprahmen getrennten und 
mit Federn gehaltenen Platte. Bei der Abimpfung von der Platte 
bedient sich Prausnitz (0. 9. 129) eines mittels Metallring am 
Objektiv befestigten Platinbleches mit spitzwinkligem Ausschnitt, zum 
Anlegen der Platinnadel. Für die Herstellung brauchbarer Platin- 
nadeln, -Schaufeln, geaichten Oesen und dgl. gab von Sehlen (0. 4. 
725) Anleitungen. 
Der zweckmässigste Ersatz der einfachen Platten ist in den 
Petri’scheu Schalen (0. 1. 279) zu erblicken; diesen Namen be- 
1) D. m. W. 87. 42. 914. 
2) A. f. H. XI. 4. 367. 
3) Zeitschr. f. Med. -Beamte 90. 220. 
