658 Schill, 
Reagenzglases für sich; die Anfertigung des Pfropfens nimmt, wenn 
er bakteriensicher abschliessen soll, Zeit und Mühe in Anspruch; 
auf der Oberfläche des Pfropfens lagern sich aus der Luft Bakterien- 
und Schimmelkeime ab, welche letztere, besonders wenn die Watte 
etwas feucht geworden ist, hindurch wachsen und den Inhalt des 
Reageuzglases verunreinigen, bei Entnahme von Inhalt aus dem Glase 
aber ein jedesmaliges Absengen der Oberfläche nothwendig machen ; 
die Gelatine bez. Agar trocknet relativ bald ein; bei Anfertigung 
der Esmarch’scheu Rollkulturen wird der Wattepfropf leicht von 
Gelatine durchtränkt, was zu ungenauen Resultaten führt und einen 
Ersatz des Wattepfropfens nothwendig macht. Alle diese Nachtheile 
werden nach meinen Erfahrungen vermieden durch Verwendung von 
Doppel-Reagenzgläsern, d. h. Reagenzgläsern, auf welche ein zweites, 
etwas weiteres als Deckel aufgestülpt ist. Ich verwende seit 2 1 I 2 
Jahren dieselben mit sehr zufriedenstellendem Erfolge. Die Reagenz- 
gläser sind aus etwas stärkerem Glase, als die gewöhnlichen gefertigt 
und haben keinen umgebogenen, sondern gerade auslaufenden, glatten 
Rand. Das untere Reagenzglas erhält als Deckel ein zweites, welches 
im Verhältniss zum unteren um so viel weiter gearbeitet ist, dass 
es sich leicht über das untere herüberschieben lässt, dass aber zwischen 
Aussenwand des untern und Innenwand des obern 
Glases nur ein papierdicker Zwischenraum bleibt, 
wie aus nebenstehender Zeichnung ersichtlich ist. Das 
als Deckel dienende Reagenzglas hat 2 / 5 der Länge 
des untern. Ich benutze Gläser in 2 Grössen: 16 cm 
Länge bei 15 mm innerer Weite und 18 cm Länge 
bei 25 mm Weite; erstere zu Stich- und Strich- 
kulturen auf Gelatine und Agar und kleineren Mengen 
Nährflüssigkeit, die grösseren zu Kartoffelkulturen, 
Aufbewahrung grösserer Mengen (Inhalt 50 ccm) von 
festen und flüssigen Nährböden, sowie zur Reinigung 
des Nähragars durch Absitzenlassen im Dampfstrom. 
Der Verschluss ist durchaus bakteriensicher. Beim 
Sterilisiren im Dampfstrom vermag die sich aus- 
dehnende Luft zu entweichen, beim Erkalten dringt 
Luft allmählich in dem engen Spaltring in der Rich- 
tung von unten nach oben ein, wobei in der Luft 
enthaltene Keime an den Glaswänden abgelagert wer- 
den. Bei dem längeren Aufbewahren von Nährböden 
ist die Verdunstung eine sehr geringe, andererseits 
dringt für aerobe Bakterien eine genügende Luft- 
menge ein. Eine grosse Bequemlichkeit bieten die 
Gläser bezüglich des Signirens der Nährböden wäh- 
rend der Sterilisation. In der trocknen Hitze wie 
im Dampfstrom fallen mit Gummi aufgeklebte Papier- 
etiketteu leicht ab, Aufschriften mit Fettbuntstift 
verwischen sich. Hier wird ein dünner, nicht gum- 
mirter Papierstreifen mit Bleistift beschrieben, ring- 
förmig zwischen Reagenzglas und Glasdeckel eingefügt oder ein 
schmaler bandförmiger Pergameutpapierstreifen, dessen oberes Ende 
