20 
Wsewolod Lubinski, 
Zur Methodik der Kultur anaerober Bakterien. 
(Erster Teil aus der Arbeit „Ueber anaerobe Eiterung der Mikroben“, 
welche von der medizinischen Fakultät mit goldener Medaille und 
Pirogoff’s Prämie gekrönt ist.) 
[Aus dem Laboratorium der allg. chirurgischen Pathologie von 
Prof. A. Pawlowski zu Kiew.] 
Von 
Wsewolod Lubinski. 
Mit 4 Figuren. 
Ungeachtet der zahlreichen bekannten Methoden für das Züchten 
anaerober Bakterien läßt die Methodik der anaeroben Kultur noch 
viel zu wünschen übrig. Die Fehler des größten Teiles der gegen- 
wärtigen Methoden bestehen einerseits in technischen Schwierig- 
keiten, welche der Gebrauch dieses oder jenes Apparates darbietet, 
dann auch in Abwesenheit der vollen Anaerobiose bei der einen oder 
anderen Methode. Wenn man sich eine ganz vollkommene Methode 
anaerobischer Kultur vorstellen will, so muß sie nach unserer 
Meinung folgenden Bedingungen entsprechen: 1) Die Abwesenheit 
des freien Sauerstoffes nach der Entfernung desselben muß eine 
möglichst vollständige sein; 2) die Methode muß einfach und nicht 
lästig sein ; 3) sie muß die Mikroben bei beliebiger Temperatur und 
auf beliebigen Nährböden züchten lassen; 4) sie muß auch zur Züch- 
tung anaerober Bakterien auf Platten oder in P e t r i - Schalen dienen. 
Um alle diese Forderungen zu erfüllen, habe ich die zwei fol- 
genden Apparate konstruiert: 
Der erste Apparat (Figur 1) stellt ein Glasgefäß vor von 
25 — 28 cm Höhe und 15 — 17 cm Durchmesser, welches aus dem 
cylindrischen Teile A und den ihn ergänzenden verbreiterten Teile 
B besteht. In den cylindrischen Teil A reicht ein zugeschliffener 
Teil des Apparates C fest hinein, welcher aus einem Gürtel der 
in eine zugweise Platte a a übergeht, besteht. Letztere hat an zwei 
diametral entgegengesetzten Seiten zwei Oeffnungen, von welchen 
eine in ein kurzes, auf der unteren Fläche der Platte a 2 aufge- 
lötetes Glasröhrchen führt. Als Deckel D dient im Apparate ein 
an den Rändern der Fläche a 2 fest zugeschliffenes Plättchen b, 
welches einen Griff k und, den Oeffnungen der Platte a 2 entspre- 
chend, auch zwei Oeffnungen hat, über welche kurze Glasröhrchen 
l und m angeschmolzen sind. 
Die Gebrauchsmethode dieses Apparates ist folgende: Nachdem 
wir auf das Röhrchen des Teiles C ein Gummiröhrchen, welches 
bis auf den Boden des Apparates reicht, aufgelegt und nachdem 
wir die eingeschliffenen Flaschen mit Vaseline eingeschmiert haben, 
stellen wir die Kulturen (auf Platten, in Petri -Schalen, Reagenz- 
röhrchen etc.) in den Apparat, richten dann den Teil C her und 
decken den Apparat mit dem Deckel D zu, welchen wir so hin- 
stellen, daß die Oeffnungen des Deckels D mit den Oeffnungen des 
Teiles C zusammenfallen müssen. Nun setzen wir das Röhrchen 
l oder m, je nach dem spezifischen Gewichte des zum Versuche ver- 
