Zur Methodik der Kultur anaerober Bakterien. 
21 
wandten Gases, in Verbindung mit 
dem Gasometer oder mit einem Gas 
produzierenden Apparate und lassen 
das Gas 1 Stunde lang hindurch- 
gehen. Beim Gebrauche von CO 2 ver- 
binden wir das Röhrchen m mit dem 
Gasometer und lassen das Gas in 
den Apparat durch das Gumrairöhr- 
chen, welches sich im Apparate be- 
findet, hineindringen, welches, unten 
sich ansammelnd, die Luft durch das 
zweite Glasröhrchen l verdrängen 
muß. Beim Gebrauche von H leitet 
man denselben durch das Röhrchen l ; 
es wird dann H als ein Gas, das 
leichter als Luft ist, sich oben sam- 
meln und die Luft durch die Gummi- 
röhre ausstoßen. Diese Verteilung 
der inneren hinein- und hinausleiten- 
den Oeffnungen beschleunigt bedeu- 
tend die Luftverdrängung, weil da- 
durch eine mehr oder weniger rasche 
Mischung der Schichten des ein- 
dringenden Gases mit der Luft des 
Apparates erreicht wird. Nachdem 
die Luft aus dem Apparate verdrängt 
ist, dreht man den Deckel D (in 
einem Winkel von 90 Grad), so daß 
der Apparat nun gesperrt ist. Dann 
erübrigt noch, um eine Diffusion des 
Gases zu verhüten, das Reservoir JB 
soweit mit Wasser anzufüllen, daß die 
am Deckel angeschmolzenen Röhr- 
chen l und m von Wasser bedeckt 
werden und dann kann man sicher 
sein, daß in den Apparat nicht die 
unbedeutendste Menge Luft ein- 
dringen wird, d. h. daß die in den 
Apparat gestellten Kulturen wirk- 
lich sich unter anaerobischen Be- 
dingungen befinden werden. 
Die Kulturen, welche man in 
diesem Apparate anaerobisch züch- 
tet, können mit derselben Bequem- 
lickeit bei Zimmertemperatur wie 
im Thermostaten aufbewahrt werden. 
Im letzteren Falle ist es nötig, auf 
den Deckel JB eine beliebige Last 
aufzulegen, um ein Emporheben des- 
selben bei der Ausdehnung des 
Gases während der Erhöhung seiner 
C 
D 
Fig. 1. 
