Schutzimpfung, künstl. Infektionskrankheiten, Entwickelungshemmung etc. 263 
Das Sterilisieren dauert J / 4 Stunde bei 140°. Man läßt dann 
die Katheter bis zum Gebrauche am besten in ihrer mitsterilisierten 
Umhüllung. Beste Gummikatheter halten die Prozedur lOmal und 
öfter aus, für geringere kommt das Verfahren der diskontinuierlichen 
Erhitzung besser in Anwendung. 
ß) Feuchte Wärme. 1) Dampf unter Druck über 100°: A / 4 Stunde 
bei 115 — 120° im Papin’schen Topfe macht bei öfterer Wieder- 
holung selbst die haltbarsten Katheter zu Schanden. Nach der Ste- 
rilisierung können sie nur in Filtrierpapier aufgehoben werden. Auch 
bei diesem Verfahren ist vorherige Austrocknung notwendig. 2) Dampf 
des kochenden Wassers 100°. Auch hier werden die Katheter zwar 
sicher sterilisiert, aber auch sehr ruiniert; steril können sie nur in 
Filtrierpapier auf bewahrt werden. 3) In kochendem Wasser 100°. 
Bevor man die Katheter ins Wasser tbut, ist es praktisch, sie 
2 Minuten mit warmem Seifenwasser ordentlich abzuseifen und solches 
mittels einer Spritze in das Innere hineinzubringen, da Seifenwasser 
— nicht wie Sodawasser — den Kathetern nichts schadet; nach 
solcher Reinigung erhält man sie meist in 5, sicher in 10 Minuten 
steril; ohne das Abseifen ist 1 / 8 Stunde Aufenthalt im kochenden 
Wasser nicht absolut sicher genügend. Das Kochen wird fast von 
allen Kathetern vertragen; schwieriger ist die sterile Aufbewahrung 
bis zum Gebrauche. 
B. Sterilisation durch chemische Agentien. 
a ) Antiseptische Flüssigkeiten: Zur Reinigung und Entfettung 
dienen bes. Alkohol, Aether, Soda, zum Desinfizieren Karbolsäure, 
Sublimat, Arg. nitr., Borsäure u. s. w. in den bekannten Konzentra- 
tionen. Borsäure desinfiziert nicht, hält aber die Katheter steril. 
Zwei üble Eigenschaften erschweren die Anwendung der Anti- 
septika: 1) ein großer Teil von ihnen wird in der zur Desinfektion 
nötigen Konzentration von den Kathetern nicht vertragen, sondern 
ruiniert dieselben wie die Hitze; 2) haftet besonders bei den in 
Sublimat und Arg. nitr. aufbewahrten Kathetern ein Teil der Flüssig- 
keit und führt event. einen Reizzustand der Harnröhre herbei, der 
den Katheterismus erschwert oder später sich unangenehm bemerkbar 
macht. 
ß) Desinfektion durch Gase. 
1) Die Schwefelsäure, welche von Guyon selbst sehr viel benutzt 
wird. Die Katheter, von denen je nach der Größe des leicht zu 
konstruierenden Apparates eine große Zahl zu gleicher Zeit sterilisiert 
werden kann, werden innerhalb eines Kastens auf etagenförmig auf- 
gebautes Weidengeflecht gelegt, unter welchem sich die Schwefelsäure 
aus doppelt schwefelsaurem Natron + Salzsäure entwickelt; nach 
3-stündigem Aufenthalte in dem Kasten sind die Katheter steril; 
jedoch läßt Guyon dieselben zumeist über Nacht in demselben und 
sie werden frisch herausgenommen und bis zum Gebrauche in einer 
ganz schwachen antiseptischen Lösung gehalten oder, da sie nicht 
nur steril, sondern auch trocken aus dem Kasten kommen, in Karbol- 
gaze eingehüllt. Diese Methode, welche die Katheter nur in sehr 
geringem Maße angreift, ist sicher, kurz, einfach und bequem für 
