446 J- J- van Hest, Bakterienluftfilter und Bakterienluftfilterverschlufi. 
streicht, von allen niederen Lebewesen auch bei ziemlich großer 
Stromgeschwindigkeit zu befreien; 
2) daß die physikalische Arbeit der Röhre auf der Anwesenheit 
einer Anzahl toter Ecken beruht, in denen sich die niederen Organis- 
men infolge ihrer Schwere ansammeln. 
Wo wird die größte Anzahl Bakterien in der Röhre zurück- 
gehalten? Um dieses festzustellen, habe ich nach einem Versuche 
das ganze Röhrensystem von außen mit einer 1-proz. Sublimatlösung 
desinfiziert, die Sublimatlösung alsdann durch vielfältiges Spülen mit 
sterilem Wasser weggewaschen. Vorher hatte ich die Buchten 1, 3, 
5, 7, 9, 11 und 13 mittels einer scharfen Feile mit einem Ringe ver- 
sehen. Nachdem ich mir mit der Sublimatlösung die Hände ge- 
waschen hatte, ließ ich bei 1 und 3 die Röhre dadurch springen, daß 
ich einen glühenden Glasstab an die Ringe brachte. Das hierdurch 
erhaltene U-förmige Röhrchen brachte ich in ein Erlen meier’sches 
Kölbchen, das 50 ccm sterile, physiologische Kochsalzlösung ent- 
hielt. Nach möglichst gleichmäßigem Vermengen verwandte ich hieraus 
40 mg zur Anlage einer Gelatineplatte. Von dieser machte ich 
wieder eine Verdünnung mit 40 mg. In derselben Weise behandelte 
ich die Röhrchen 4, 6, 8, 10 und 12. 
Die Anzahl der Bakterien in den einzelnen U-förmigen Röhrchen 
war folgende: 
Röhrchen 
2 
• 18 700 000 Bakterien. 
11 
4 
520000 
11 
6 
1900 
11 
8 
109 
11 
10 
steril 
11 
12 
11 
In einzelnen Platten waren 1 — 3 Kolonien von Schimmel ent- 
wickelt. Diese habe ich jedoch außer Rechnung gelassen. 
Man könnte also aus diesem Resultat ableiten, daß eine zu- 
nehmende Verminderung der Bakterien in den aufeinanderfolgenden 
Buchten stattfindet. Es ist dies aber allein das Ergebnis eines 
einzigen Versuches, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß das obige 
Verhältnis bei Aenderung mannigfaltigster Umstände verschieden 
sein kann. 
Bevor ich zur Beschreibung des Apparates und seiner Ver- 
wendung übergehe, will ich nur bemerken, warum ich es von so 
großem Werte erachtete, ein Filter zu besitzen, das in vollkommen 
trockenem Zustande ebenso gut als bei Anwesenheit feuchter Wände 
die durchstreichende Luft sicher und immer von Bakterien und 
Schimmel befreit. Dies kann in der Praxis vielfache Anwendung 
finden; ich will hier nur auf einen Fall hinweisen. 
Auf den bakteriologischen Laboratorien gehört es immer noch 
zu den frommen Wünschen, um von sterilen Flüssigkeiten Teile weg- 
zunehmen und Sicherheit zu haben, den zurückbleibenden Teil nicht 
zu infizieren. Dieselbe Schwierigkeit zeigt sich besonders in der 
Milchsterilisations-Technik. Das Publikum sagt, es ist allerdings 
schön, bakterienfreie Milch zu kaufen. Doch was nützt es? denn 
wenn man ein Glas davon gebraucht hat, ist der Rest der Flasche 
