Bakterienluftfilter und Bakterienluftfilterverschluß. 
501 
stimmt, wieviel Luft in einer bestimmten Zeit aus einem Gasometer 
— unter dem konstanten Druck einer 15 mm hohen Wassersäule — 
vor und nach der Sterilisation durch das Röhrensystem durchtreten 
kann. Bei mehreren Bestimmungen dieser Art fand sich, dafs durch 
den Yerschlufsapparat in 20 Minuten durchschnittlich durchtraten: 
vor der Sterilisation: 5,57 1 Luft 
nach ,, ,, 5,53 ,, ,, 
Es tritt also keine nennenswerte Veränderung der Permeabilität 
durch den Gebrauch ein. Die kleine Verminderung, die wahrgenommen 
wurde, beruht auf der Kondensation einer Spur Wasserdampf im Ver- 
schlufsapparat. Dieses kondensierte Wasser verschwindet jedoch schnell 
und zwar nicht allein, wenn der Apparat in ein trockenes Zimmer ge- 
bracht wird, sondern auch dann, wenn er als Versohlufs einer mit 
Wasser gefüllten Flasche Dienst thut. Einige Gewichtsbestimmungen 
machen dies deutlich. Der ganze Filterapparat wiegt: 
beim Gebrauch als Verschlufs einer mit Wasser gefüllten Flasche, 
direkt nach der Sterilisation: 100,63 g, 
beim Gebrauch als Verschlufs einer mit Wasser gefüllten Flasche, 
1 Tag nach der Sterilisation : 100,57 g, 
nach dem Aufbewahren bei 80° C 1 Stunde lang: 100,57 g, 
nach dem Aufbewahren bei 100° C: 100,565 g. 
Für die ferneren Versuche wurden Glaskolben von 250 ccm In- 
halt verwandt, an die seitwärts ein Glasrohr angeschmolzen war, um sie 
mit einem Aspirator verbinden zu können. Die Kolben wurden unge- 
fähr bis zur Hälfte mit sogenannter L o e f f 1 e r ’schen Bouillon gefüllt, 
mit Gummistopfen, an denen das „Luftfilter“ angebracht war, geschlossen 
und alsdann im Autoklaven bei 110° C sterilisiert. Das Seitenrohr, das 
mit einem Wattepfropf versehen war, wurde während der Sterilisation 
und des Abkühlens mittelst eines Gummikäppchens verschlossen *). 
Hierauf wurden die Kolben in ein Zimmer, in dem mehrere Personen 
arbeiteten, gebracht — in einen Raum also, in dem vollauf Gelegenheit 
zur Staubbildung vorhanden war. Die Staubbildung wurde noch da- 
durch vermehrt, dafs einigemal eine feine, trockene Masse, die Bak- 
terien enthielt, in der Nähe der Kolben ausgestreut wurde. Dafs die 
Zimmerluft während der Versuche thatsächlich sehr reich an Bakterien 
in Staubform war, erhellte aus der Entwickelung von Bakterienkolonien 
in Gelatineplatten, die nur 1 — 2 Minuten offen der Luft blofsgestellt 
waren, und ebenfalls daraus, dafs sterile Bouillon in Kolben durch Bak- 
terienentwickelung trübe wurde, wenn nicht mehr als 50 — 100 ccm 
Luft durch eine rechtwinkelig gebogene und sterilisierte Röhre in die 
Kolben aspiriert wurden. 
1) Wenn dieses Seitenrohr offen bleibt, so ist die Möglichkeit vorhanden, dafs der 
Verschlufsapparat durch eine geringe Kondensation von Wasserdampf abgeschlossen 
wird und nach dem Abkühlen — bei Anwendung des oben genannten Druckes von 
15 mm Wasser — undurchgängig bleibt. Wird es jedoch verschlossen, so kann aller- 
dings auch eine Kondensation stattfinden, aber die kleine Menge Kondensationswasser, 
die imstande ist, um dem bei den Versuchen angewandten Druck zu widerstehen, wird 
durch die Luft, die beim Abkühlen in den mehr oder weniger luftleer gewordenen 
Kolben eindringen mufs, aus dem inneren Ende der gekrümmten Verschlufsröhre — 
wo die Kondensation hauptsächlich stattfindet — nach innen getrieben und der Weg 
so wieder für Luft unter geringem Druck frei gemacht. 
