566 
F. G. Novy , 
durch die Form des Rostellum und der Haken und die Zahl und 
Anordnung der letzteren, wie sie in Marchi’s Abhandlung angegeben 
werden. Unglücklicherweise besaß Prof. Marchi, an den ich mich 
mit der Bitte um ein Präparat wendete, keines mehr davon, so daß 
ich keine vollständige Ueberzeugung hierüber erlangen konnte. 
Neapel, a. d. Zoolog. Station, August 1894. 
Die Plattenkultur anaerober Bakterien. 
[Aus dem hygienischen Laboratorium der Universität Michigan, U. S. A.] 
Von 
Prof. Dr. F. G. Nory 
in 
Ann Arbor, Mich. 
Mit 3 Figuren. 
In meiner jüngst erschienenen Arbeit über die Kultur anaerober 
Bakterien (s. diese Zeitschrift. Bd. XIV. 1893. p. 581) beschrieb ich 
zwei Formen eines Apparats, welcher die Herstellung von Röhren- 
kulturen dieser Mikroorganismen mit größter Leichtigkeit ermöglicht. 
Damals war es mir nicht bekannt, daß Nicolai er einen dem in 
Fig. 2 auf Seite 594 gezeigten ähnlichen Apparat beschrieben hatte, 
und ich bedaure, daß ein solches Versehen vorkam. Nicolaier be- 
nutzte eine weithalsige Flasche, die mit einem doppelt perforierten 
Gummistöpsel versehen war. Durch diese Perforationen gingen Glas- 
röhren, die zur Durchleitung des Wasserstoffs dienten. Die äußeren 
Enden der Glasröhren waren mit dickwandigen Gummiröhren ver- 
sehen, die vermittelst Schraubenklammern abgeschlossen werden 
konnten. Kleine Glasscbälchen wurden für Plattenkulturen ange- 
wandt. In meinem Apparate geschieht der Abschluß vermittelst Glas- 
hähnen. Auch Pfeiffer verwendete einen ähnlichen Apparat, der 
durch Zuschmelzen der Glasröhren in der Flamme verschlossen wird. 
Der Apparat mit Glasstöpsel jedoch, den ich in gleicher Arbeit 
beschrieb, ist im Prinzip verschieden. Bei der Arbeit mit Gasen, wie 
Wasserstoff, Kohlensäure etc. oder mit der Pyrogallussäure- Absorp- 
tionsmethode geschieht das Abschließen der Flasche einfach durch 
Umdrehen des Stöpsels um einen Winkel von 90°. Die Glashähne 
an den Seiteuröhren, wie Fig. 1 Seite 592 zeigt, sind für die Arbeit 
mit Gasen nicht nötig, und für solche Zwecke sind die Flaschen nicht 
damit versehen. Der einzige Zweck der Seitenglashähne war der, 
die Herstellung von Vakuumkulturen zu erleichtern, da der große 
Stöpsel sich nicht leicht umdrehen läßt, wenn ein Vakuum eine Zeit 
lang in der Flasche existiert hat. Obgleich Vakuumkulturen in 
Bouillon und Gelatine sich auf diese Weise leicht herstellen lassen, 
so ist doch für solche Zwecke der in Fig. 3 gezeigte Apparat vor- 
zuziehen, der unten beschrieben wird. 
