730 F Loeffler, 
sind durch die Technik glücklich überwunden, die Glasröhren werden 
jetzt in die metallischen Ansatzstücke so genau eingeschliffen, daß 
Uudichti.keiten ausgeschlossen sind. Auch hat man die Kanülen 
direkt auf das zu einer Spitze ausgezogene Glasrohr aufgeschliffen. 
Die einzige Schwierigkeit macht stets nur der Stempel, bezw. dessen 
Dichtung. Die Lederstempel schrumpfen beim Sterilisieren zusammen. 
Man hat deshalb statt des Leders Asbestwatte als Stempelmaterial 
genommen. Diese ließ aber bei starkem Drucke Flüssigkeiten hin- 
durchfiltrieren hinter den Stempel. Mau hat dann noch besondere 
Vorrichtungen angebracht, um die Asbestwatte nach Einführung des 
Stempels in die Kanüle zusammenzupressen und ganz dicht zu be- 
kommen. Die Imbibierung der komprimierten Asbestwatte mit den 
zu injizierenden Substanzen war aber damit nicht beseitigt. Manche 
Konstrukteure haben schließlich auf den Stempel ganz verzichtet und 
die Verdichtung einer Luftsäule oberhalb der Flüssigkeit als treiben- 
des Agens benutzt, so Koch einen Gummiballon, Strohschein ein 
über das kalibrierte Rohr übergestülptes und mittels eines Gummi- 
ringes mit diesem in Verbindung gebrachtes, an seinem oberen Ende 
verschlossenes Glasrohr, durch dessen Indie-Höhe-ziehen Flüssigkeit 
angesaugt und durch dessen Herabschieben Flüssigkeit ausgetrieben 
wird aus dem inneren Spritzenrohre. Beide Spritzen haben eine aus- 
gedehnte Verwendung gefunden, besonders weil die zu injizierende 
Flüssigkeit mit keinem Stempel in Berührung kommt, und weil die 
Spritzen durch Dampf oder durch Aether-Alkohol sterilisiert werden 
können. Gleichwohl aber haben diese Spritzen doch einen Nach- 
teil. Wenn man ein kleines Quantum, einen oder wenige Teilstriche, 
injizieren will und es findet der Austiitt der Flüssigkeit einen Wider- 
stand, so muß man den Druck durch stärkere Kompression der Luft 
verstärken. Giebt jetzt das Hindernis plötzlich nach, so geht mit einem 
Ruck infolge der plötzlichen Entspannung ein größeres Flüssigkeits- 
quantum aus der Spritze heraus, als man beabsichtigt hatte. Man 
hat das elastische Luftpolster hinsichtlich seiner Wirkung auf die 
Flüssigkeit in der Spritze nicht sicher in der Hand. 
Ein solider Stempel ist deshalb meines Erachtens, namentlich 
wenn es sich um die Injektion sehr differenter Flüssigkeiten handelt, 
der Sicherheit der Injektion wegen vorzuziehen. 
Die Schwierigkeiten, welche sich der Dichtung eines soliden Me- 
tallstempels entgegensteilen, lassen sich durch eine sehr einfache 
Konstruktion beseitigen. Ich habe mir Metallstempel anfertigen lassen, 
welche aus einer dünnen , mit scharfem Rande versehenen Metall- 
scheibe bestehen. Der Durchmesser dieser Scheibe muß ein solcher 
sein, daß der Stempel, ohne die Wandung zu berühren, in der Röhre 
auf und ab bewegt werden kann. Um diese Metallscheibe spanne ich 
eine Gummikappe oder eine dünne Gummiplatte und befestige die- 
selbe , indem ich einen Seidenfaden oder bequemer noch einen ganz 
feinen Eisendraht über den etwas angezogenen Gummi oberhalb der 
Scheibe herumwickele und durch Knoten, bezw. Zusammendrehen be- 
festige. Der Stempel ist somit von einer dünnen Gummischicht ein- 
gehüllt. Den Teil des Gummis oberhalb der Befestigungsstelle 
