Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
871 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Johne, Zur Färbung der Milzbrandbacillen. (Deutsche 
tierärztliche Wochenschrift. 1894. No. 35.) 
Johne hatte eine Färbemethode angegeben, welche die von ihm 
beschriebene gallertartige Hülle der Milzbrandbacillen, eine Art 
Kapsel, die allen milzbrandähnlichen, bisher gefundenen Organismen 
fehlt, besonders gut zur Darstellung briugen sollte. Von Klett war 
die Zuverlässigkeit dieser Methode angezweifelt worden; wie Johne 
jetzt findet, liegt dies daran, daß er in seiner Beschreibung das von 
i ihm stets geübte Erwärmen der Präparate mit der Farblösung ver- 
gessen hatte anzugeben. Die Johne’sche Vorschrift zur Färbung 
der Milzbrandbacillenkapsel ist kurz folgende: 
1) Erwärmen des mit 2-proz. wässeriger Gentianaviolettlösung be- 
tropfteu lufttrockenen Deckglases bis zur leichten Rauchbildung; 
2) Abspülen in Wasser; 
3) Abspülen 6 — 10 Sek. lang in 2-proz. Essigsäüre; 
4) Abspülen in Wasser. 
Die Kapsel der Milzbrandbacillen im Tierkörper fängt diesen erst 
dann an zu mangeln, wenn sie zu zerfallen beginnen, also vom achten 
Tage etwa an. Dann sind die Milzbrandbacillen von ähnlichen Or- 
ganismen noch zu unterscheiden durch die Zusammensetzung aus 
ganz kurzen, unter einander immer gleich langen Segmenten, durch 
das Fehlen von Sporen und durch geringere Tinktionsfähigkeit. Man 
entnimmt bei der Untersuchung schon vor läugerer Zeit gestorbener 
Tiere das Blut am besten aus distalen, vom Bauche entfernten Ge- 
fäßen, weil dort die vom Verdauungskanale aus eindringenden Ka- 
daverbacillen nicht so schnell hingelangen. Abel (Greifswald). 
Meyer, F. Andreas, Regulierung der Abflußmengen aus 
den Filtern. (Hamburg, Stadt-Wasserkunst.) (Central- 
blatt für allgemeine Gesundheitspflege. Jahrg. XIII. Heft 3 u. 4.) 
Um eine Kontrolle über die Geschwindigkeit des filtrierenden 
Wassers im Filter zu haben, mißt Verf. die Menge des filtrierten 
Wassers durch eine einfache Einrichtung der Art, daß er das 
Wasser durch einen stellbaren Schieber abfließen läßt, der von einem 
Wärter stets so gestellt werden muß, daß gleiche Mengen in der 
Zeiteinheit durchfließen. Zu dem Zwecke muß die Fallhöhe des 
Wassers, also die Entfernung des Wasserspiegels von der Kante des 
Schiebers, dauernd ein und dieselbe sein. Der Schieber trägt durch 
Stangen nach oben am Filter eine Scheibe, die seinen Bewegungen 
folgt und auf dieser Scheibe zeigt ein Schwimmer die Höhe des 
Wasserspiegels an. Es ist nur nötig, diese Scheibe ablesen zu 
lassen durch einen zuverlässigen Wärter, der alsdann den Schieber 
reguliert. Durch eine beigefügte Zeichnung ist die Einrichtung noch 
leichter ersichtlich. 0. Voges (Danzig). 
Oppermann, Ein neues elektrolytisches Reinigungs- 
und Sterilisierungsverfahren für Trink- und Ge- 
brauchswässer. (Hygienische Rundschau. 1894. No. 19.) 
