20 
UnterenchnngBmcthöden, Instrumente etc. 
den Parasiten günstiger geschaffen wird und dass auf schwächlich 
gemachten Nährpflanzen an Oertlichkeiten, die der Fruchtbildung 
des Pilzes nicht förderlich sind, eine solche angeregt werden kann. 
Perithecien wurden übrigens bis jetzt nur an Aepfeln (nicht auf 
ebenso behandelten Birnen) und bei diesen nur auf den im Glas- 
hause zurückbehaltenen Exemplaren an jungen Internodien und 
Blattstielen aufgefunden. In andern Lokalitäten reifen die Kapseln 
auch im Freien; doch scheint die Fruchtbildung im Ganzen auf 
Kernobstgehölz seltener zu sein. Zur Ueberwinterung der Sphae- 
rotheca Castagnei f. Mali wird bemerkt, dass an den stark um- 
sponnenen Trieben der etiolirten Aepfel Mycel zwischen den 
äusseren Knospenschuppen aufgefunden wurde und erst auf der 
Aussenfläche die Knospen gänzlich von Conidienketten tragendem 
Mycel überzogen waren. O. E. R. Zimmermann (Chemnitz). 
Kean, Alexander Livingston, The lily disease in Ber- 
muda, (Botanical Gazette. 1890. p. 8 — 14.) 
Nach den Untersuchungen des Verf. ist die in Bermuda auf 
den Kulturfeldern von Lilium Harrisii seit einigen Jahren grossen 
Schaden verursachende Krankheit , die auf Blättern und Blüten 
braune Flecken hervorruft, auf einen Pilz zurückzuführen, von dem 
bisher nur die Fortpflanzung durch Conidien beobachtet werden 
konnte. Derselbe stimmt in jeder Beziehung mit der von Mar- 
shall H. Ward 1 ) in England auf Lilium candidum beobachteten 
Botrytis sp. überein. A. Zimmermann (Tübingen). 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Pfuhl, E., Ergebnisse der Prüfung einiger neuerDes- 
infektionsapparate. (Deutsche militärärztl. Zeitschr. 1889. 
Hft. 8, 1890. Hft. 2.) 
Verf. hat im Aufträge der Medicinal-Abtheilung des k. Preuss. 
Kriegs-Ministeriums einige Desinfektionsapparate geprüft. Die 
Aktiengesellschaft Schäffer u. Walcker in Berlin brachte unter 
dem Namen „neue verbesserte Durchdämpfungskammern“ (No. 187 
und 188 der Preisliste No. 119) Apparate in den Handel, die für 
350 bez. 480 M. zu haben sind und nach Aussage der Firma sich 
sehr bewährt haben sollten. Sie bestehen aus zwei in einander 
geschobenen, liegenden Cylindern, von denen der innere die Des- 
infektionskammer bildet. Der Raum zwischen den beiden Cylindern 
stellt den Wasserkessel für die Dampfentwickelung dar. Der Kessel, 
der bis zur obern Wasserstandsmarke 67 Liter Wasser aufnehmen 
kann, ist durch eine Holzverschalung gegen Wärmeverlust geschützt. 
Der innere Raum, der eine Länge von 95 cm und einen Durch- 
l) Vergl. diese Zeitschr, Bd. V. 1889. p. 842. 
