Untensuchungsmethoden, Instrumente etc. 
21 
messer von 70 cm hat, vermag eine vollständige Betteinrichtung 
oder 10 Soldatenanzüge aufzunehmen. Der heuerraum befindet 
sich unter dem Kessel. Im Ganzen ist der Apparat eine fast voll- 
ständige Nachahmung des Thursfield’schen „stabilen Patent- 
Desinfektionsapparats“, der von Prof. Grube r in Wien geprüft 
und als brauchbar befunden worden ist, und der sich von dem 
Schaffer- Walcker 'sehen Apparat nur durch das grössere Fas- 
sungsvermögen seines Kessels (80 Liter) unterscheidet. Pf. stellte 
3 Versuche mit dem Sch.-W.’schen Apparat an, von denen die 
beiden ersten, bei denen er genau nach den von der Firma ge- 
gebenen Vorschriften verfuhr, ungünstig verliefen. Erst beim 
dritten Versuch, bei dem einige Liter mehr hineingefüllt waren und 
die Einwirkung des Dampfes nicht 10, sondern 30 Minuten lang 
fortgesetzt worden war, wurden alle Milzbrandsporen, die in den 
Apparat eingebracht worden waren, getödtet. Pf. ist daher mit 
Recht der Ansicht, dass der Inhalt des Kessels zu klein ist, und 
empfiehlt die Anbringung eines Apparates zur Vorwärmung des Kessel- 
speiswassers , wie er an dem neuen Thursfie ld’ sehen Apparat 
vorhanden und von Weichselbaum als zweckmässig erprobt 
worden ist. 
Demnächst unterzog Pf. den Budenb erg’ sehen Dampf-Des- 
infektionsapparat einer Prüfung. Derselbe arbeitet bekanntlich mit 
strömendem, gespanntem und dabei gesättigtem Dampf und besteht 
aus einer liegenden Desinfektionskammer und einem aufrecht ste- 
henden Dampfentwickeler , die durch ein Rohr mit einander ver- 
bunden sind (No. 2 des Prospektes, Preis einthürig 1200 M. kom- 
plet). Die Desinfektiouskammer ist 2,25 m lang, 1,5 hoch, 0,90 m 
breit und hat einen nutzbaren Raum von 2,3 cbm. Auf die genauere 
Beschreibung kann hier nicht eingegangen werden. Der Dampf- 
en twickler besteht aus einem sogenannten koncessionslosen Dampf- 
kessel, welcher mit einem 5 m hohen und 8 cm weiten Wasser- 
steigrohr versehen ist und ausserdem noch mit einem in Zehntel- 
atmosphären eingetheilten Federmanometer, sowie mit einem bei 
4 Zehntelatmosphären Ueberdruck abblasenden Sicherheitsventil 
ausgestattet ist. 
Pf. machte zunächst einige Versuche bei leerer Kammer, um die 
Druck- und Temperaturverhältnisse in derselben festzustellen. Die 
Temperatur stieg allmählich bis auf 105,2° C, der Druck aufO,2At- 
mosphären, wodurch also direkt gezeigt war, dass der Apparat bei 
herabgeiassener Klappe mit gespanntem gesättigtem Dampfe arbeitet, 
dessen Strömen direkt beobachtet werden konnten. Setzte er den 
grossen Dampfkessel des Garuisonlazareths, in dem er die Versuche 
anstellte, mit dem Desiniektionsapparat in Verbindung, so konnte 
nur ein Theil des von diesem entwickelten Dampfes zugelassen 
werden, wenn der Ueberdruck nicht zu hoch steigen sollte, und 
empfiehlt Pf. daher für solche Fälle die Einschaltung eines Reducir- 
Ventils. 
Bei den Desinfektionsversuchen zeigte sich, dass der Buden- 
b e r g ’ sehe Apparat auch bei strömendem Wasserdampf ohne Ueber- 
druck bei offener Klappe Milzbrandsporen in kurzer Zeit tödtet, 
