312 
Unterauchungsmethoden, Instrumente etc. 
Quantitätsangaben bei der künstlichen Säuglingsernäbrung hinwies 
und in einer von ihm zusammengestellten Tabelle zahlenmässige 
Angaben bezüglich der Quantität und der Verdauungsproportion 
der Milch machte, welche mit dem betr. Alter der Kinder korre- 
spondiren. Die Magen capaci tat gleichalteriger Säuglinge ist aber 
nicht immer die gleiche, die Bestimmung derselben muss daher 
auch Rücksicht auf Grösse und Gewicht nehmen. Verf. konnte 
durch Körpergewichtsbestimmungen bei Säuglingen die adaequaten 
Nahrungsmengen genauer feststellen. Er erhielt nach diesem Ver- 
fahren bei ca. 200 künstlich ernährten Säuglingen — darunter 
gesunde, chronisch kranke und genesende Kinder — befriedigende 
Erfolge. 
Zur praktischen Einführung der Nahrungsverabreichung, welche 
dem variabeln Körpergewichte von 6—20 Pfund entsprechen sollte, Hess 
Verf. 6 Flaschen von verschiedener Grösse und leicht zu reinigen- 
der Form anfertigen, an welchen eine Marke mit der Bezeichnung 
„Milch“, ferner das Körpergewicht der Kinder, für welche die betr. 
Flasche bestimmt und der Zeitintervall, nach welchem die Nah- 
rung zu reichen ist, angebracht sind. Zum Verschlüsse der Flaschen 
dienen Gumraipfropfen, welche bis zu etwa l /s ihrer Höhe mit 
einer Rille versehen sind, damit beim Sterilisiren die Dämpfe 
entweichen können. Nach dem Sterüisiren wird der Pfropfen in 
den Flaschenhals eingedreht Ein einfaches, verstellbares Stativ, 
zur Aufnahme von 8 Flaschen eingerichtet, erleichtert das Steri- 
lisireu, das in jedem beliebigen Gefasse vorgenommen werden 
kann. 
Verf. betont, dass mit seiner Fütterungsmethode die willkür- 
Hche Einflussnahme der Mutter auf das Nahrungsquantum beseitigt 
wird und hebt die grosse BiUigkeit seines Apparates hervor, 
welcher dadurch auch dem Armen zugänglich gemacht ist. 
Kr 41 (Prag). 
Rotli, Otto, Ein Desinfektionsapparat für Kleider 
und Verbandsstoffe. (Corresp.-Bl. für Schweiz. Aerzte. 
XX. 1890. No. 7. p. 208.) 
Verf. beschreibt einen Desinfektionsapparat, welchen er für 
die Züricher chirurgische Klinik hauptsächlich zu dem Zwecke, 
um Verbandstoffe zu sterilisiren, konstruirt hat, der sich aber auch 
zum Entkeimen grösserer Gegenstände, wie Kleider etc., eignet. 
Der Apparat besteht im Wesentlichen aus einem Doppelcy- 
linder von Kupfer, dessen innerer Raum zur Aufnahme der zu 
sterilisirenden Gegenstände dient, welche durch einen Drahtsieb- 
bodeu vou dem Wasserraume getrennt sind. Letzterer ist in der 
Nähe des Bodens mit einem weiten, dicht verschliessbaren Rohre 
versehen, durch welches nach der genügend langen Einwirkung 
des strömenden Dampfes das W T asser abgelassen werden und 
Luft eintreten kann. Hiedurch wird eine rasche Trocknung der 
desinficirten Gegenstände bewirkt. Die Heizgase durchströmen 
den Mantelraum und werden zu» Vorwärmung ausgenützt. Der 
äussere Cylinder hat in der Nähe des Bodens eine horizontale 
