ünte.-Büchungsmethoden, Instrumente etc. 
539 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Hahn, Versuche über die Leistungsfähigkeit des Bu- 
deDberg’schen D ampfdesinfek tionsapp ar ates.(Dtsch. 
med. Wochenschr. 1890. No. 12.) 
Budenberg ’s Dampfdesinfektionsapparat besteht : 1 ) aus einem 
Dampfkessel, welcher gegen die Gefahr einer Explosion durch ein 
an der Aussenwaud emporsteigendes Wasserrohr geschützt ist, da 
der Dampf bei übergrosser Spannung das Wasser in diesem Rohr 
aus dem Kessel herausdrängt ; 2) aus dem eigentlichen Desinfektor. 
Dieser ist ein aus Eisenblech gefertigter Cylinder mit elliptischem 
Querschnitt ; er ist an der vertikal gestellten elliptischen Basis durch 
eine Thür mittelst eiserner Schrauben fest verschliessbar. Der 
Dampf wird vod oben her in der Weise zugeführt, dass er zunächst 
sein Kondenswasser durch eine besondere Vorrichtung in ein aus 
dem Desinfektor herausführendes Rohr abgiebt, hieraus in ein an 
der oberen Wand des Cylinders verlaufendes Rohr und aus diesem durch 
feine Löcher nach unten zwischen eisernen, jalousieartig an der Wand 
angebrachten Platten in den Hohlraum tritt. Die Platten sollen 
bewirken, dass zunächst die Aussenwand des Cylinders die Tem- 
peratur des Dampfes annimmt, um einer Abkühlung desselben und 
der Bildung von etwaigem, den Desinfektionsobjekten schädlichem 
Kondenswasser vorzubeugen. Durch die cylindrische Form des 
Desinfektionsraumes und durch die Art der Dampfzuleitung wird 
eine möglichst gleichmässige Erwärmung des ganzen Raumes be- 
zweckt und ein Entstehen todter Räume vermieden. Eine verschliess- 
bare Klappe am Kondenswasserableitungsrohr ermöglicht die Her- 
stellung eines erhöhten Druckes. Somit wirkt Budenberg ’s 
Apparat durch mässig gespannten Wasserdampf. 
Verf. prüfte im hygienischen Institut zu Berlin die Brauch- 
barkeit des Apparates durch 4 Versuche. Als Testobjekte wählte 
er Milzbrandsporen und Gartenerde mit sehr widerstandsfähigen 
Sporen (sie gingen im Koch’schen Dampfkochtopf erst nach einer 
vollen Stunde zu Grunde). Dass die Testobjekte im Desinfektor 
auf die erforderliche Temperatur erwärmt waren, zeigte ein mit 
Kontaktklammer in Verbindung stehendes Läutewerk an. 
Im ersten Versuche wurden Packetchen mit den Testobjekten 
frei an verschiedenen Stellen des Apparates aufgehängt. Nach 10 
Minuten klingelte das Läutewerk. Nach weiteren 8 Minuten wurde 
der Apparat geöffnet. Die Milzbrandsporen waren vernichtet, aus 
der Garteuerde wuchs in Gelatinerollröhrchen noch eine sporen- 
bildende Bacillenart. Im zweiten Versuche waren die Testobjekte 
in 4fach zusammengelegten Flanelldecken, im dritten in einer zu- 
sammeugelegten Matratze, im vierten in einem Packete Lumpen 
von 1| Ctr. Gewicht so untergebracht, dass sie sich stets im 
Mittelpunkt ihrer Umhüllungen befanden. Jeder Versuch wurde 
eine Stunde von dem Augenblick an, wo das durch die Aussenwand 
