Uofcer ein Vorfahren zum Versande von Wasserproben. 
647 
IL 
über einjähriger Gebrauch gelehrt hat, in der That Alles leistet, 
was überhaupt billiger Weise von einer derartigen Vorrichtung ver- 
langt werden kann. Indem ich eine kurze Beschreibung des Appa- 
rates und seines Gebrauchs folgen lasse, empfehle ich denselben zu- 
gleich dringend einer fachmännischen Nachprüfung und sehe gern 
eventuellen geeigneten Verbesserungsvorschlägen entgegen. 
Der Hemmann’sche Apparat besteht aus 3 Haupttheileu : 
1) dem Wasserbehältniss; 2) der dasselbe aufnehmenden Metall- 
hülse oder Kapsel und 3) dem Eiskasten. 
Das Wasserbehältniss zur Aufnahme der Wasserproben selbst 
stellen ungefähr 2,5 cm im Durchmesser haltende Glasröhren aus 
einer weissen, leicht schmelzbaren 
Giassorte dar, welche an dem einen 
Ende mit flachem Boden ver- 
schlossen und, etwa 10 cm lang, 
am anderen Ende in eine 6—8 cm 
lange, nicht zu schwache Ka- 
pillare ausgezogen sind. Soweit 
fertig gestellt, werden die Röhren 
sofort zur Rothgluth erhitzt, r a 
also keimfrei gemacht, und in 
diesem Stadium an der Spitze der 
Kapillare zugeschmolzen. Un- 
gefähr 1 cm vom Ende ist die Ka- 
pillare rechtwinkelig umgebo- 
gen, theils um das Füllen der Röhre 
sicherer und bequemer zu bewir- 
ken, hauptsächlich aber, um wäh- 
rend des etwaigen Hinstellens der 
Röhre zwischen Füllung und wieder 
Zuschmelzen derselben das Ein- 
dringen von Keimen aus der Luft 
möglichst auszuscbliessen (s. Fig.I). 
Behufs Füllung einer solchen 
Röhre mit dem zu untersuchenden 
Wasser wird die vorher einige Male 
durch eine Spiritusflamme gezogene, 
wieder abgekühlte Spitze der 
Kapillare unter der Was- 
seroberflächemittelsteiner UL 
sterilisir ten (geglühten und 
wieder abgekühlten) Pinzette oder 
Schere am äussersten Ende bei a 
durch Abbrechen geöffnet. Das 
Oeflfnen der Kapillare lässt sich 
auch so ganz zweckmässig bewirken, dass die äusserste Spitze der- 
selben in einer Spiritusflamme erhitzt und dann rasch in das be- 
treffende Wasser eingetaueht wird, wobei dieselbe von selbst ab- 
springt. Bei Pumpbrunneu oder Wasserleitungen kann die Spitze 
des Röhrchens dabei direkt in den Ausflussstrahl ge- 

