Pflanzenkrankheiten. — Untersuchungsmethoclen etc. 
247 
in einigen extremen Fällen von Unempfänglichkeit nach dieser Be- 
ziehung hin sehr weitgehende Unterschiede vorhanden sein, da z. 
B. noch keine Monocotyledonenspecies zum Befallenwerden gebracht 
werden konnte. 
10. — 13. Im Weiteren werden noch einige in der Literatur an- 
geführte Sclerotienkrankheiten kurz betrachtet. 
Die hochinteressante Arbeit wirft auf die zwischen Parasiten 
und Wirth obwaltenden Verhältnisse, sowie auf das Wesen des 
Parasitismus selbst eine Menge neuer Streiflichter. 
Zimmer mann (Chemnitz). 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Neuerungen an bacteriologisclien Apparaten. 
Rohrbeck hat in der Deutschen Medicinalzeitung einen ver- 
besserten Trockenschrank zum Sterilisiren von Reagensgläsern, 
Kölbchen u. s. w. durch trockene heisse Luft beschrieben. Bei den 
bisher üblichen stagnirt die erhitzte Luft im Trockenschrank meist 
vollständig, es werden daher einzelne Theile des Innern mehr er- 
hitzt wie andere, was sich sehr häufig dadurch bemerkbar macht, 
dass der verschliessende Wattepfropf bei einigen Röhrchen fast 
verkohlt, bei anderen kaum gelblich gefärbt ist. Um diese Tem- 
peraturdifferenzen auszugleichen, bringt Rohrbeck an seinen neuen 
Apparaten eine Vorwärmkammer an, in die fortwährend frische 
Luft von aussen eintritt, vorgewärmt, dann stark erhitzt wird und 
nun in das Innere des Schrankes eintritt; durch kleine, regulirbare 
AustrittsöfTnungen an der Decke des Schrankes kann die Menge 
der zutretenden Luft beliebig vermehrt, resp. vermindert werden. 
In ganz ähnlicher Weise wird auch durch oben und unten 
angebrachte, mit der Aussenluft coinmunicirende Oeffnungen das 
Innere der neuen Brütschränke ventilirt, doch möchte Referent 
hierbei bemerken, dass man gut thut, die Ventilationsöffnungen 
recht klein zu stellen, wenn man Gläser oder Kölbchen ohne Gummi- 
kappe mit einfachem Watteverschluss in den Brütschrank setzt. 
Je schneller sich nämlich die Luft im Brütschrank erneuert, desto 
mehr Wasser wird den Culturnährböden entzogen, und diese also 
dann leicht der Gefahr des Vertrocknens ausgesetzt. Eventuell 
liesse sich dem auch wohl abhelfen dadurch, dass man stets ein 
offenes Gefäss mit Wasser im Brütraum stehen hat. 
Robrbcck, Ueber Thermostaten, Thermoregulatorcn 
und das Constanthalten von Temperaturen. (Deutsche 
Medicinalztg. 1886. Juli und Deutsche Chemikerztg. 1886. Juli.) 
Als sehr practisch haben sich die Brütschränke bewährt mit 
dickem Wassermantel und Filzbelag an der Aussenseite; eine voll- 
kommen gleichmässige Temperatur des Wassermantels wird durch 
in dem Wasserraum vertheilte Kupferstreifen und Spiralen bewirkt, 
