248 Untersuchungsniethoden etc. Berichte aus und über Institute. 
die sehr schnell die Wärme überall durch die ganze Wassermasse 
hinleiten. Die innere Wand besteht aus kupfernem Wellblech, das 
die Wärme bedeutend besser leitet als das bisher gebräuchliche 
verbleite Eisenblech. — Die Temperatur wird durch den bekannten 
B u n s en’schen, von Lothar Meyer veränderten Thermoregulator 
constant erhalten, und ermöglicht bei den neueren Regulatoren eine 
am oberen Ende derselben angebrachte Micrometerschraube eine 
Einstellung auf hundertstel Theile eines Grades. Ein beson- 
derer Gasdruckregulator ist dabei überflüssig. Schwankungen des 
Regulators werden nur durch Steigen und Fallen dos Barometer- 
standes hervorgerufen, jedoch sind dieselben, wie aus einer Reihe 
exact angestellter Versuche hervorgeht, so gering, dass die Tem- 
peratur im Innern des Brütschrankes ohne Schwierigkeit bis auf 
Bruchtheile eines halben Grades constant erhalten werden kann. 
Esmarch (Berlin). 
Berichte aus und über Institute. 
Merke, H., Die erste öffentliche Desinfectionsanstalt 
der Stadt Berlin. (Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin 
und öffentliches Sanitätswesen. Bd. XLV. 1886. pg. 137 — 160.) 
Verf., aus dessen Feder schon mehrere Publicationen über 
Desinfectionsapparate vorliegen ’), beschreibt zunächst die nach 
seinen Entwürfen errichtete Anstalt. In derselben ist das Princip 
der Trennung inficirter Gegenstände von den desinficirten aufs 
strengste durchgeführt bezüglich Aufbewahrungsraum, Bedienungs- 
personal und Transportmittel. Als Desinfectionsmittel kommen auf 
Grund der Versuche Koch’s und seiner Schüler, wo nur immer 
tliunlich, heisse Wasserdämpfe von mindestens 100° C in Anwen- 
dung, und zwar in Form des gespannten Dampfes. Im Desinfec- 
tionsraum sind 3 sogen. Schimm el’sche Apparate aufgestellt; 
jeder derselben besteht aus einem grossen doppelwandigen, eiser- 
nen Kasten, auf dessen Boden in einer Höhe von 0,5 m zwei Reihen 
gusseiserner, zur Vergrösserung der Heizfläche mit Rippen ver- 
sehener Heizrohre und über diesen ein kleineres, in kurzen Zwischen- 
räumen durchbohrtes Kupferrohr liegen. Dieses ist in 5 je 0,25 m 
von einander entfernten Längssträngen durch den Apparat geführt. 
Auf an beiden Längsseiten des Apparates angebrachten Schieuen 
läuft auf rollenartigen Rädern ein den oberen Theil des Raumes 
einnehmender, stabiler, eiserner Wagen von 4,5 cbm Rauminhalt. 
Der den Wagen uinschliessende Theil des Apparates ist auf bei- 
den Stirnseiten mit eisernen, gut schliessenden Doppelthüren ver- 
sehen. Vor diesen ist an jedem Apparate ein eisernes Gestell mit 
zuriickklappbaren Schienen angebracht, die sich bei geöffneter Thüre 
genau an die im Apparat gelegenen Schienen anlegen und so ein 
1) Eulenberg's Vierteljahrsschrift Bd. 37, Virchow’s Archiv Bd. 77. 
