Petri, Modification des Kocli’schen Plattenverfahrens. 
279 
30—34. Sorge für Hilfsbedürftige, Blindeninstitute, Waisenhäuser, 
Altersasyle, Gefängnisse. 
Im Hofe des Museums ist eine Station zur Beobachtung des 
Grundwassers und der Bodenverhältnisse eingerichtet. 
Im zweiten Stockwerk des Gebäudes ist in einigen Sälen 
die Bibliothek aufgestellt. In den übrigen Sälen sind Karten und 
Zeichnungen untergebracht, einige Räume sind für Erweiterungen 
der in stetem Wachsen begriffenen Sammlungen reservirt. 
An 2 Tagen in der Woche sowie des Sonntags ist das Museum 
an bestimmten Stunden dem Publicum geöffnet. Der Besuch war 
bis jetzt ein sehr zahlreicher. 
Untersuchungsmethoden, Instrumente etc. 
Eine kleine Modification des Koch’schen Platten- 
verfahrens. 
Von 
Dr. R. J. Petri. 
Zur Anfertigung der Gelatineplatten nach Koch bedarf man, wie 
bekannt, des horizontal einzunivellirenden Giessapparates. Die ferti- 
gen Platten werden auf Glasbänkchen in grosseu Glocken über einan- 
der geschichtet. In manchen Fällen ist es wünschens werth, mit etwas 
weniger Hilfsmitteln, besonders ohne den Giessapparat, auskommen 
zu können. Seit über Jahresfrist bediene ich mich zu diesem Be- 
hüte flacher Doppelschalen von 10 — 11 cm Durchmesser und 
1 — 1,5 cm Höhe. Die obere Schale dient als Deckel und hat einen 
etwas grösseren Durchmesser. In die, wie üblich, im Trockenschrank 
sterilisirten und abgekühlten Schalen wird die flüssige, mit dem 
Impfmaterial beschickte Nährgelatine eingegossen. Geschieht dies, 
indem man die überfallende Schale nur wenig lüftet und unter 
ihrem Schutze das (am Rand vorher in üblicher Weise abgeglühte 
und wieder erkaltete) Gelatineröhrchen ausgiesst, so hat man nur 
äusserst selten Verunreinigung durch Luftkeime zu gewärtigen. 
Die ausgegossene Gelatine erstarrt bald zu einer wenige Millimeter 
dicken Schicht, welche unter dem Schutze des oberen Deckelschäl- 
chens sehr lange aufbewahrt, resp. beobachtet werden kann. Bei 
Untersuchung von Bodenproben, Sand, Erde und ähnlichen Sub- 
stanzen kann man mit Vortheil das Material im Schälchen selbst 
mit der flüssigen Gelatine übergiessen. Man erlangt bald eine 
ziemliche Fertigkeit darin, derartige Massen durch kurze, ruck- 
weise Bewegungen des Schälchens in der Gelatine gleichmässig zu 
vertheilen. Bei den angegebenen Dimensionen ist jeder Punkt der 
ausgegossenen Gelatine den gebräuchlichen Microscopen zugänglich. 
Nur bei Anwendung starker Systeme ist die Schicht dicht am Rande 
nicht immer einstellbar. Die Gelatine trocknet in diesen Schalen 
