Ueber Blutserum-Culturen. 
609 
Wenn man festes Blutserum verwenden will, kann man das 
discontinuirliche Sterilisiren ganz umgehen, indem man nach dem 
jetzt bei Koch üblichen kürzeren Verfahren das Blutserum sofort 
auf 68 0 bringt und bei dieser Temperatur erstarren lässt. Ehe 
dieses Verfahren mitgetheilt war, hatte ich (die Präparate habe ich 
während des Congresses für innere Medicin, Ostern 1886, vielen 
Herren gezeigt) zufällig gefunden, dass bei 68 0 durchsichtig er- 
starrtes Blutserum durch die Siedetemperatur seine Durchsichtig- 
keit nicht verliert und mehr oder weniger klar durchscheinend 
bleiben kann. Dann überzeugte ich mich, dass Tubercelbacillen 
auf diesem einer höheren Temperatur ausgesetzten Blutserum schein- 
bar ebenso gut wuchsen, als wenn nur 68 0 eingewirkt hatten. Da 
bei 100 0 aber immer Blasenbildung eintritt, verfuhr ich so, dass ich 
das Blutserum sofort langsam auf 68 0 erwärmte, dann bei dieser 
Temperatur vollständig durchscheinend erstarren liess und nun auf 
ca. 90 0 erwärmte, welche Temperatur etwa 1 / 2 Stunde einwirkte. 
Das Blutserum war dann fast immer sicher sterilisirt, wurde aber 
etwas trüber als das bei 68 0 gehaltene, das Hammelblutserum 
stärker als das Kalbsblutserum, welches immer noch gut durch- 
scheinend war. Der Nährwerth hatte nicht gelitten. Erwähnen 
muss ich, dass mir Herr Unna ganz klar erstarrtes Blutserum, 
ohne Angabe der Präparationsweise, geschickt hat, welches die 
Angabe 120 0 C. trug und in einer Sitzung sterilisirt gewesen sein 
soll. Leider waren mehr als 
die Hälfte der Gläser nicht 
sicher sterilisirt, und die Dif- 
ferenz im Aussehen ist mir 
unklar geblieben, da bei mei- 
nen Gläsern mit Steigern der 
Temperatur über 75° immer 
eine, wenn auch mässige Ab- 
nahme der Durchsichtigkeit 
eintrat. 
Da der Koch ’sche Ap- 
parat zum discontinuirlichen 
Sterilisiren einige technische 
Unbequemlichkeiten hat und 
sich in der Form von den 
bewährten Formen unserer 
Laboratoriumsapparate sehr 
entfernt, habe ich folgenden 
Apparat (Fig. 1) anfertigen 
lassender die bequeme Form 
des Fol’schen Apparates in 
etwas verbesserter Weise gibt 
und das bei meinem Thermo- 
staten (D. med. Wochenschr. 
1886. Nr. 17) bewährte Er- 
wärmungssystem verwendet. 
