98 
Sch ottelius, 
sind, sondern von denen eine in der rechten Hälfte der einen Breit- 
seite liegt, während die andere die linke Hälfte der gegenüberliegen- 
den Breitseite einnimmt. Der Brutkasten muß demnach frei stehen 
oder kann nur mit einer seiner kurzen Seiten an eine Wand stoßen 
(an der anderen kurzen Seite findet sich unten ein Hahn zum Ab- 
lassen des Wassers), wenn die beiden Thüren zugänglich bleiben 
sollen. Zwischen dem eigentlichen Brutraum und der Innenwand 
der Thür ist noch einmal eine in Holzrahmen gefasste Glastafel 
in Filzlager eingeschaltet. 
Ueberdies ist der ganze Kasten mit einem Holzmantel umgeben 
und ruht auf 55 cm hohen entsprechend starken Holzfüßen. 
Mittels dreier Thermometer wird die Temperatur des Wassers 
und die der beiden Bruträume controllirt. Diese Thermometer 
haben eine Länge von je 72 cm. und hängen mit der Quecksilber- 
kugel genau in der Mitte des Wassers resp. der beiden Lufträume. 
Sie ragen aus der Decke des Kastens in gleichen Abständen von 
einander und vom Rande der Decke mit ihrer Scala hervor, welche 
von 30° bis 50° derart in Zehntel-Grade eingetheilt ist, daß jeder 
Theilstrich 1 mm vom andern entfernt liegt. 
Die Vorzüge dieses Brutkastens bestehen einerseits in der 
Einfachheit seiner Bauart, welche es gestattet, daß jeder Blechner 
und Schreiner solchen Apparat anfertigen kann; zweitens in dem 
im Verhältniss zur Größe der Bruträume billigen Preis und endlich 
darin , daß dieser Brutkasten ohne Einschaltung irgend welcher 
Regulatoren constante Temperaturen hält. 
Die Schwierigkeiten, welche zu überwinden sind, wenn man bei 
Gasheizung sehr lange Zeit hindurch — Monate lang — eine 
auf Zehntel-Grade constante Temperatur zu erhalten hat, sind 
zumeist in den großen Schwankungen begründet, unter denen der 
Gas-Druck steht , welchen die Gaswerke geben. In sehr großen 
Städten, bei denen ein Unterschied in dem Consum des Gases zu 
den verschiedenen Tageszeiten fortfällt, ist allerdings der Gasdruck 
bis auf Schwankungen von wenigen Millimetern constant. In 
Städten von mittlerer Größe aber ist der Gasdruck Abends 
und Nachts erheblich höher als am Tage; in kleinen Städten 
sind die Schwankungen noch größer. In einigen Städten, z. B. in 
Pforzheim, in denen unter Tags viele Gasmotoren im Betriebe sind, 
hat man den höheren Druck am Tage und Abends und Nachts 
weniger. Hier in Freiburg, einer Stadt von etwa 45000 Einwohnern, 
sind die Schwankungen z. B. folgende: Morgens 7 Uhr 28 mm; 
Mittags 12 Uhr 24 mm; Abends 7 Uhr 46 mm; Nachts 11 Uhr 
35 mm; Nachts 12 Uhr 28 mm; dazu kommt noch zu Zeiten, an 
denen die Fabriken Morgens von 5 — 7 Uhr bei Licht arbeiten, eine 
zwei Stunden währende morgendliche Steigerung bis zu 48 mm und 
überdies werden die verschiedenen Druckhöhen nicht gleichmäßig 
gegeben, sondern man richtet sich an der städtischen Centralstelle 
nach dem Eintritt der Dunkelheit und nach dem jeweils vorliegen- 
den und abzulesenden Consum. 
Unter diesen Umständen muß man zur Erzielung einer con- 
stanten Brut-Temperatur entweder Gasdruck und Thermoregulatoren 
