Einige Neuerungen an bacteriologischen Apparaten. 
99 
einschalten und dieselben unter fortwährender sehr zeitraubender 
Controle haben, oder man muß sich in der Art von den Gasdruck- 
Schwankungen unabhängig machen, daß die Druck-Differenzen für 
die Erwärmung oder Abkühlung einer möglichst großen Wassermenge 
(selbst im Verlauf mehrerer Stunden) ohne wahrnehmbaren Einfluß 
bleiben. 
Auf letzterem Wege nun wird bei meinem Brutkasten die 
Constanz der Temperatur erreicht : Zwei einfache Bunsen’sche Brenner, 
welche direct von der Gasleitung gespeist werden und für gewöhn- 
lich auf halbe Brennkraft eingeschroben sind , reguliren die Tem- 
peratur derart dauernd genau, daß eine (durch untergeschobene 
Holzbrettchen von 1 cm Dicke erzielte) Erhöhung der Brenner von 
1 zu 1 cm genügt, um die Temperatur in den Bruträumen um je 
ein Zehntel-Grad steigen zu lassen. Practisch gearbeitet wird ja 
durchschnittlich nur mit Temperaturen , welche innerhalb sehr ge- 
ringer Grenzen schwanken (etwa 38°— 40°). Daher genügt nach 
Feststellung der Normaltemperatur von 37° das Unterlegen der 
20 Brettchen für die meisten Zwecke. Will man noch höhere Tempera- 
turen haben, so regulirt man an den Brennern. Einmal muß 
man natürlich die Maaß- Verhältnisse empirisch feststellen , das ist 
aber in kurzer Zeit geschehen und man hat dann ein für alle Mal 
eine Regulirungsmethode, welche von jedem zuverlässigen Diener 
geleitet werden kann, während die Einstellung der Thermoregula- 
toren, die ebenfalls empirisch vorzunehmen ist, ungleich mehr Zeit 
und Aufmerksamkeit erfordert. 
Zu erwähnen wäre noch, daß deshalb an die Decke des Brut- 
kastens eine 20 cm dicke Wasserschicht gelegt wurde, weil hier 
die Wärmeausstrahlung naturgemäß am größten ist, wodurch ein 
dickeres Wärmekissen zum Ausgleich der Differenz erforderlich wird, 
und weil andrerseits eine dünnere am Boden liegende Wasserschicht 
eine stärkere Circulation des erwärmten Wassers nach oben hin 
zur Folge haben muß. Das erwärmte Wasser steigt durch die breite 
Mittelschicht nach oben, vertheilt sich hier springbrunnenartig nach 
rechts und links über die Decke und fällt an den schmalen Seiten- 
flächen sowie an der Rückwand wieder herab , um von neuem er- 
wärmt den Kreislauf anzutreten. 
Die Thermometer stecken mit ihren in den Kasten hängenden 
Hälften in Kupferhülsen, da sich herauszustellen scheint, daß das 
dauernde Verweilen in warmem Wasser nicht ohne Einfluß auf das 
Glas ist, welches spröde wird und leicht zerbricht. Die Kupfer- 
hülse des Wasserthermometer verhindert beim eventuellen Eintritt 
eines solchen Zwischenfalls das Ausfließen des Quecksilbers in den 
Kasten; die beiden Brutraum-Thermometer sind durch die Hülsen 
vor Stößen beim Einstellen der Präparate geschützt. Uebrigens 
können die Bruträume durch Einsätze etc. beliebig eingetheilt 
werden und sind auch mit Schlüssel verschließbar. 
Der ganze Kasten ist, wie erwähnt, aus starkem Zinkblech her- 
gestellt; nur der Boden besteht aus einer Kupferplatte. Bei An- 
fertigung eines neuen Apparates würde sich aber als Material aus- 
7 * 
