264 
Rohrb eck, 
Wir haben es hier otieubar mit einer elastischen Nachwirkung 
des Kupfers zu thun — die der Gummimembran ist durch das 
Ansteigen der Temperatur ausgeschlossen, um so mehr, als sich das 
unregelmässige Functioniren des Apparats in ähnlicher Weise ver- 
mindern lässt, wie das durch die elastische Nachwirkung des Glases 
bei Thermometern hervorgerufene Ansteigen des Nullpunktes. Die 
elastische Nachwirkung des Kupfers ist aber nicht, wie ich mich 
beim wiederholten Inbetriebsetzen des Apparats in längeren Inter- 
vallen überzeugte, ein für alle Mal durch das einmalige Vorwärmen 
aufgehoben, vielmehr muss man stets in der angegebenen Weise 
verfahren, ehe der Apparat benutzt werden kann. Es erscheint 
deshalb vortheilhafter, selbst bei der in sich geschlossenen, runden, 
also stabilsten Form der Thermostaten , Thermoregulatoren anzu- 
wenden, die nicht auf der Ausdehnung der den Apparat erwärmen- 
den Flüssigkeit beruhen, um beim Einstellen auf eine bestimmte 
Temperatur den Störungen zu begegnen, die durch die Formver- 
änderung der Metallwandung der Thermostaten hervorgerufen werden. 
Aus diesem Grunde kann der von d’Arsonval angewandte 
Gummimembran-Regulator den Dampftensionsregulator, trotz seiner 
Abhängigkeit vom Luftdruck , nicht ersetzen , da letzterer von der 
Gestalt der Thermostaten unabhängig functionirt und daher bei 
allen Apparaten angewandt werden kann, die in Folge ihrer äusseren 
Gestalt noch grösseren Formveränderungen ausgesetzt sind als 
die runden. 
Der viereckigen Form der Thermostaten ist aber aus prak- 
tischen Rücksichten der Vorzug vor der runden zu geben, deren 
Arbeitsraum nicht ausgenutzt werden kann und bei der das Oeffnen 
von oben lästig und das Beobachten der Versuchsobjecte erschwert 
ist. Als Hinderniss für die allgemeine Anwendung der viereckigen 
Apparate stellt sich die ungleichmässige Erwärmung des Arbeits- 
raumes entgegen, die namentlich bei älteren von oben zu öffnenden 
Constructionen oft sehr erheblich war, indessen auch bei den neuen, 
bei welchen die Temperaturunterschiede wesentlich durch Ventilation 
herabgemindert sind , ist die Vertheilung der Wärme für exacte 
Versuche oft nicht gleichmässig genug, da sich das Stagniren der 
Luft in den Ecken der Apparate nicht vollkommen beseitigen lässt. 
Die Temperaturdifferenzen der Luft im Brutraum der im vorigen 
Jahr von mir beschriebenen Thermostaten betrugen im Mittel von 
zahlreichen Beobachtungen zwar nur 0.15°, stiegen aber einige 
Male bis auf 0.4°. 
Auch der von Hueppe in der D. Med. Wochenschrift etc. 
empfohlene Thermostat gab keine besseren Resultate. Die unregel- 
mässigen Temperatur-Differenzen stiegen in demselben mehrere Mal 
auf 1.3 °, während sich die mittlere Differenz von zahlreichen Be- 
obachtungen auf 0.61 0 stellte. Am besten ergiebt sich die Ver- 
theilung der Wärme in diesen beiden Thermostaten aus den nach- 
stehenden Zahlen, bei denen die einzelnen verticalen Columnen die 
zu ein und derselben Zeit beobachteten Temperaturen ergeben. Die 
Regulirung der Wärme bei beiden Apparaten erfolgte durch Dampf- 
tensions-Regulatoren. 
