Constanthalten d. Temperatur b. Vegetationsapparaten u. e. neuer Thermostat. 289 
für sich zu öffnende Luftkammer eingeschaltet, gleichzeitig dazu 
bestimmt, das Innere auf einem bestimmten Feuchtigkeitsgrad zu 
erhalten oder dasselbe event. mit Gasen füllen zu können. 
Der runde nach aussen gewölbte Doppelboden des Apparates, 
der aus zwei concentrisch in einander gepassten Eil ipso id -Ab- 
schnitten besteht , schliesst durch Einschaltung dieser Kammer 
zwischen der oberen Wandung des Bades und dem Boden des Brut- 
raumes eine isolirende Luftschicht ein, welche durch regulirbare 
Oeffuungen mit dem Arbeitsraum communiciren kann. Zur Mit- 
theilung von Feuchtigkeit kann in dieser Kammer Wasser ver- 
dunstet, zur Entziehung von Feuchtigkeit die Kammer mit Chemi- 
kalien beschickt oder in dieselbe Gase hineingeleitet werden, um 
den Arbeitsraum mit diesen zu füllen, sobald man das Wachsthum 
von Organismen unter Luftabschluss in Gasen oder Gasgemischen 
zu beobachten beabsichtigt. Um dies in entsprechender Weise zu 
erreichen , sind die Thüren ausserdem mit eigenthümlichen luft- 
dichten Verschlüssen versehen. Ein rings um den Apparat laufen- 
der kantiger Vorsprung drückt sich beim Schliessen der Thür in 
eine mit elastischem Material versehene Vertiefung. Durch die- 
selbe Anordnung in der zweiten, über die innere übergreifenden ent- 
steht beim Schliessen des Apparates ein gasdichter Verschluss, der 
zwischen beiden Thüren eine isolirende Luftschicht enthält, so dass 
an dieser vom Wasser nicht bespülten Seite auch die äusseren 
Temperatureinflüsse möglichst vollkommen vermieden sind. Der 
Feuchtigkeitsgehalt des Innenraums lässt sich durch ein Hygro- 
meter am Apparat controliren und durch Oeffnen oder Schliessen 
der mit dem Arbeitsraum communicirenden Oetfnungen der Kammer 
reguliren. 
Zum Constanthalten der Temperatur wählt mau am zweck- 
entsprechendsten den Dampftensionsregulator, um, wie wir gesehen, 
die durch die elastische Nachwirkung des Materials hervorgerufenen 
Temperaturdifferenzen zu vermeiden. Der Apparat gestattet in- 
dessen auch die Benutzung des Gummimembran - Regulators oder 
eines neuen, als Manometer-Regulator anzusprechenden, Wärme- 
reglers, der, mit Quecksilber gefüllt, mit dem Apparat in der Weise 
verbunden ist, wie es die Abbildung Fig. 2 veranschaulicht. Man 
muss dann natürlich beim Eiustellen auf eine bestimmte Temperatur 
ebenso verfahren, wie bei dem d’ Ar so n v al’schen Apparat, d. h. 
längere Zeit auf eine höhere Temperatur erhitzen, ehe man auf die 
gewünschte übergeht. Bei Anwendung der letzteren Arten der 
Regulatoren ist ein Gasdruckregulator nicht zu umgehen, während 
ein solcher bei der angegebenen Construction des Dampftensions- 
regulators bedeutungslos ist. 
Mit dem letzteren habe ich aber bessere Resultate erzielt. 
Die unten stehenden Zahlen, aus denen die gleichmässige Vertheilung 
der Wärme zur Genüge hervorgeht, wurden bei Anwendung eines 
solchen erhalten. 
Als Wärmequelle dienen 2 Mikrobrenner oder eine Koch’sche 
Lampe. 
19 
