674 60. Versammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte in Wiesbaden. 
schläfrige Matratze aufzunehmen, und allen Anforderungen der 
Wissenschaft genüge. Diese Aufgabe habe er nach seiner Ansicht 
vollständig gelöst, denn die Vortheile, die seine Apparate anderen 
ihm bekannt gewordenen Constructionen gegenüber böten, beständen 
darin, dass: 
1) vor Beginn der Desinfection die im Apparate befindliche 
atmosphärische Luft entfernt würde. Heisse Luft sei, um die Keim- 
fähigkeit der Mikroorganismen zu zerstören, unzulässig; 
2) dass der Apparat transportabel sei. Dadurch könne der- 
selbe mit Leichtigkeit von einem Ort zum andern gebracht werden, 
was besonders für Landgemeinden wichtig sei; 
3) dass der Apparat an jeden vorhandenen Dampfentwickler, 
sei er stationär oder transportabel, angeschlossen werden könne; 
4) dass der Apparat so billig sei, dass auch kleinere Gemein- 
den und Krankenhäuser sich einen solchen anschaffen könnten. 
Derselbe koste bei einer Grösse von 2,25 m Länge, 0,90 m Breite 
und 1,50 m Höhe, im Lichten gemessen, nur 400 Mark; 
5) sei der Apparat absolut explosionssicher, da darin nur 
höchstens 106° C erzielt werden könnten; 
6) alle Gegenstände würden ganz kurze Zeit — etwa 5 Mi- 
nuten — nachdem die Desinfection beendet, wieder vollständig 
in Gebrauch genommen werden können ; 
7) dass der Apparat auch den weitgehendsten Anforderungen 
genüge, was der Vortragende dadurch beweisen will, dass er heute 
den Herrn Kreisphysikus Dr. Pfeiffer veranlasst habe, Gartenerde 
und Milzbrandsporen, mit Leinen viele Male umwickelt und ver- 
schnürt in das kleine Modell zu bringen, um sterilisirt zu werden; 
8) dass da, wo kein Dampfentwickler vorhanden ist, ein solcher 
für den ebenfalls sehr billigen Preis von 600 Mark mitgeliefert 
werden könne. Diese Dampfentwickler bedürften zur Inbetrieb- 
setzung, da sie stets mit weniger wie J / 2 Atmosphäre Dampf ar- 
beiteten, keinerlei Concession oder behördlicher Erlaubniss und seien 
ebenfalls transportabel. 
Die Königlichen Regierungen in Arnsberg, Münster und Minden 
haben durch besonders ernannte Commissionen die Apparate des 
Herrn B u d e n b e r g amtlich prüfen lassen und dann, als die Re- 
sultate zufriedenstellend waren, solche zur Anschaffung empfohlen. 
Herr Kreis-Physikus Dr. Pfeiffer wird das Resultat über den 
heutigen Versuch demnächst veröffentlichen. 
Herr Reg. -Med.-Rath Dr. Hölker, Münster, bestätigt die 
Angaben des Fabrikanten Budenberg bezüglich der Zweckmässig- 
keit des vorgezeigten Apparates, indem er anführt, dass er Ge- 
legenheit gehabt, als Mitglied einer Commission denselben zu prü- 
fen. Hierbei habe sich gezeigt, dass es gelang, in etwa 5 Minuten 
nach Entwicklung des Dampfes und Schliessen des Apparates 100 
bis 105° C im Innern desselben herzustellen, und zeigt nach wieder- 
um 5 Minuten das Maximalthermometer im Innern fest zusammen- 
geschnürter Decken, Federbetten, Matratzen u. dergl. 102 — 103° C. 
Weitere Untersuchung ergab auch die entsprechende Einwirkung 
