256 
I.. L a u d o i s 
genügend weiten Rohr hergestellt ist, das Wasser fallen und das 
während dieser ganzen Zeit durch Rohr g weiterzulaufende Wasser 
drängt die Luft wieder wie vorher durch h in E. Einen anderen 
Ausweg hat die Luft jetzt nicht, weil Heber k durch das Wasser 
selbst und das Lufteintrittsrohr der Flasche F ebenfalls durch 
Flüssigkeit gesperrt ist. Zur Erzielung eines gleichmässigen Luft- 
stromes ist es wichtig Rohr 1 j -förmig in Rohr h münden zu lassen 
und nicht etwa direkt durch den Pfropfen in Flasche D zu führen, 
weil sonst kleine Wassermengen in Rohr h sitzen bleiben und die 
aus D verdrängte Luft sich dann nur ruckweise durch diese durch- 
arbeiten kann. 
Diese Vorrichtung braucht zum Unterschied von Wassergebläsen 
oder Wasserluftpumpen nur fast ebensoviel Wasser, wie sie Luft lie- 
fert oder genauer so viel Wasser mehr, als während der Entleerung 
der Flasche durch den Heber aus Rohr g zuläuft. Man braucht auch 
für diese ohne Aufsicht beliebig lange funktionirende Vorrichtung 
nur mit sehr wenig Druck zufiiessendes Wasser. 
Selbstverständlich kann diese zuletzt beschriebene Lüftungsein- 
richtung nicht nur für Gäbrkulturen , sondern auch für irgendwelche 
andere Kulturen auch grösserer Pflanzen mit demselben Vortheil be- 
nutzt werden. Das Gleiche gilt für die mit antiseptischer Flüssig- 
keit gefüllten U-Röhren, die z. B. auch für die jetzt modernen Kul- 
turen höherer Pflanzen bei Ausschluss der Bodenbakterien etc. nütz- 
lich sind. Ein grosser Vortheil dieser Anwendung antiseptischer 
Flüssigkeit gegenüber der der Watte liegt auch darin, dass man die 
Stärke des ein geleiteten Luftstromes direkt kontroiliren und gegebe- 
nen Falles auch sehen kann, ob die Pfropfen dicht schliesseu. 
Göttingen, Pflanzenpbysiologisches Institut, 22. Januar 1893. 
Brutapparat mit selbsttätiger Begulirung eines 
konstanten Temperaturgrades ohne Anwendung von 
Gas und Elektrizität. 
Von 
Geh. Rath Prof. Dr. L. Landois 
in 
Greifswald. 
(Mit 1 Tafel.) 
Von der Erwägung geleitet, dass das Heizen der Brütapparate 
mittelst Gas nie ohne Gefahr und die Verwendung der E 1 ek tric i- 
tät zu Zwecken der Regulirung nicht ohne Schattenseiten sei, war 
ich darauf bedacht, einen Thermostaten zu konstruiren, dessen Heiz- 
quelle das unter allen Umständen absolut gefahrloseStearin- 
licht bildet, und welcher ausser diesem nichts Anderes erfordert, 
als emen beständig laufenden, nur dünnen Strahl kalten 
Wassers, der überall, etwa durch das Aufstellen einer als Re- 
servoir dienenden Tonne, in leichtester Weise beschafft werden kann. 
