Brütapparat mit selbsttätiger Regulirung eines konstanten Temperaturgrades etc. 261 
central eine Oeffnuug, durch welche das unterste Ende des Dochtes 
hindurch ragt und hier mit Wachs eingedichtet wird; oben wird er 
durch einen Halter gerade und genau senkrecht empor gerichtet. In 
dieser Lage giesst man das geschmolzene Stearin um den Docht 
herum. Damit innerhalb der Kerze selbst das unterste Ende des 
Dochtes noch Halt habe, wenn sich die letzten Mengen Stearins ver- 
flüssigen , gebe ich ihm eine Stütze in einem kleinen Blechdreiecke 
(TF), das in der Mitte ( v ) durchbohrt und breit geschlitzt ist (zum 
Durchtritt des Dochtes m) und an den drei Ecken rechtwinkelig ge- 
rade umgebogen ist (w. n. n.), so dass das Blech etwa l / 2 cm über 
der Grundfläche der Kerze, in welcher es mit eingegossen wird, auf 
den drei Ecken ruht. Dieses Stützblech trägt das letzte Ende des 
niedergebrannten Dochtes. Die in oben bezeichneter Art hergestellten 
Kerzen brennen gut und gleichmässig nieder, der Docht verascht 
vollkommen und bietet nicht die oben beschriebenen schlechten Eigen- 
schaften der Dochte käuflicher Kerzen 
Haudelt es sich um die Heizung eines grossen Brütkastens, so 
wird, zumal für höhere Temperaturen, die Verwendung von zwei oder 
selbst mehrerer Flammen nothwendig sein. Hierbei können dieselben 
auf dem Wagen so angebracht sein, dass etwa die eine oder andere 
beim Weglaufen des Wagens dennoch unter dem Kasten bleibt, wo- 
durch die Abkühlung ganz allmählich erfolgen muss. 
Der Apparat gestattet im Uebrigen je nach Bedürfniss und 
Wunsch noch die Anwendung einiger Modifikationen. Man kann 
die Röhre o in der Gestalt der punktirten Linien p in das Wasser 
des Kastens eintreten lassen; es läuft dann aus dem Kasten der 
Ueberfluss durch q wieder ab. Man kann auch das Wasser theils 
durch o und theils durch p fliessen lassen. Der Erfolg in Bezug 
auf die Bewegung des Heizwagens bleibt natürlich derselbe. Nur die 
Abkühlung erfolgt schneller, aber natürlich auch um so langsamer 
die nachfolgende Erwärmung: beides hat kaum einen Vortheil. 
Noch in einer anderen Art kann die Regulirungsvorrichtung her- 
gestellt werden. Mau kann ausserhalb des Kastens zwischen 
zwei festen Säulen den Hebelarm Phi wie einen Schlagbaum auf- 
stellen und nun dicht an dem Drehpunkte den in das Wasser ein- 
gesenkten Zinkstab unter denselben stossen lassen (der Giasstab kommt 
dann natürlich ganz in Wegfall). Dehnt sich der Zinkstab durch die 
stärkere Erwärmung aus, so hebt er den Hebel, und umgekehrt. 
Zwei Gesichtspunkte haben mich bei der Konstruktion des be- 
schriebenen Apparates geleitet: — 1) die absolute Gefahr- 
losigkeit, — und 2) die Verwendung von Material und 
Kräften, welche überall und zwar billig zu haben sind. 
Ausser dem Apparat bedarf es Nichts als des Stearinlichtes und eines 
ununterbrochen laufenden winzigen Wasserstrahles. Ich glaube, dass 
das hinreichende Vorzüge sind, welche denselben nicht allein zur 
Verwendung an solchen Stellen, wo kein Gas vorhanden ist, und die 
Beaufsichtigung und Pflege galvanischer Elemente nicht mit genügen- 
der Zuverlässigkeit erfolgen kann (etwa auf dem Lande, zur Aus- 
brütung von Eiern u. dgl.) , sondern selbst auch in Instituten zu 
allen möglichen Versuchen, zu denen eine konstante Temperatur noth- 
wendig ist, empfehlenswerth erscheinen lassen. 
