Eia neuer Impfapparat für Ratten uriä Mäuse 
597 
kieferzange an, indem man ebenso wie im Nacken an der Haut des 
Kinns eine Falte faßt, und schraubt diese Zange unter der auf dem 
Kopfdruckbebei angebrachten Feder fest. Oft ist es wünschenswert, 
’im ein absolutes Stillliegen des Versuchstieres zu erzielen, die Füße 
mit je einer der vier Fußklemmen zu fassen und an die für jede 
Größe des Tieres passenden verstellbaren Halter an den Seiten des 
Apparates zu befestigen. 
Der Kopf liegt bei dieser Art 
der Befestigung absolut, still, wäh- 
rend jeder, der mit dem Kita- 
satohalter gearbeitet hat, mir 
zugeben wird, daß es bei diesem 
eigentlich nur ein Glücksumstand 
war, wenn der Kopf in seiner 
Lage blieb. Außerdem glaube 
ich, daß die Befestigung des Kop- 
fes bei meinem Apparate eine 
ungleich schonendere ist, als bei 
dem von Kitasato. 
Endlich möchte ich noch hin- 
zufügen, daß der vernickelte Ap- 
parat, welcher in Dampf sterili- 
siert werden kann, gleichzeitig zur 
Impfung von Ratten und Mäusen 
benutzt werden kann. Die lange 
Nackenfaßzange und die Art ihrer 
Befestigung gestattet das Experi- 
mentieren mit Tieren von der 
verschiedensten Größe. Will man 
die für Ratten notwendige sehr starke Druckkraft des Schwanzhebels 
mildern, so geschieht dies leicht durch Unterschieben eines Watte- 
bäuschchens. 
Der Apparat wird von Herrn Mechaniker Kleemann, Halle 
(Saale), Mauergasse, hergestellt; die AnschafTuugskosteu sind nicht 
höher, als die des K i tasatohalters, ganz abgesehen davon, daß bei 
dieser Konstruktion für Ratten und Mäuse nur ein Apparat nötig ist 
und so der eine völlig gespart wird. 
Halle a. S., 30. März 1893. 
