Ein Regulator zum Thermostaten mit Wasserheizung. 
135 
Röhre verbunden ist, so daß alle zusammen ein T bilden. Ein Teil 
dieser Längsröhre, welche außerhalb des Reservoirs liegt, besteht 
der Haltbarkeit wegen aus Barometerglas, sie steckt in einem Kork- 
pfropfen, mit dessen Hilfe dieser Regulator in der Oeffnung des 
Thermostaten befestigt wird. Auf das eine Ende des Querausläufers 
der T-förmigen Röhre wird die Röhre l aufgesetzt, welche das Re- 
servoir C mit der Röhre k verbindet, und auf das andere Ende ein 
kurzer Gummischlauch, auf welchen am T eine Klemme aufgelegt ist. 
Das Ende dieses Schlauches wird in ein Gläschen mit Wasser gelegt. 
Das Reservoir C wird mit Aether und Wasser gefüllt, ganz so, wie 
der von Heyden reich geänderte Regulator mit Gscheidler’s 
Gasdruck x ), d. h. ein trockener Apparat wird in ein hohes Glas 
mit 50 — 53 0 C gestellt , wobei das eine Ende der T-förmigen Röhre 
geschlossen und das andere mit Hilfe eines Gummischlauches mit 
einem Trichter verbunden, in welchen 10 — 15 ccm Aether gegossen 
werden. Bei der Erweiterung der Luft im Reservoir dringt dieselbe 
in Blasen durch die Aetherschicht und beim Erkalten (zu diesem 
Zweck muß das Reservoir aus dem heißen Wasser gehoben werden) 
wird ein Teil des Aethers in das Reservoir eingesaugt und bedeckt 
den Boden desselben. Beim erneuten Eintaucheu des Reservoirs 
ins heiße Wasser entstehen Aetherdämpfe, welche dann die Luft aus 
dem Reservoir verdrängen. Nachdem man dies Abkühlen und Er- 
wärmen des Reservoirs einigemal wiederholt und auf solche Weise 
alle Luft aus ihm herausgetrieben, läßt mau ihn im Wasserbade für 
längere Zeit (10 — 15 Min.) stehen, währenddessen die Dämpfe des 
Aethers in Blasen durch den Aether aufsteigen. Dann nimmt man 
nach und nach das Reservoir aus dem Wasserbade, der Aether wird 
aus dem Trichter infolge der Abkühlung eingesogen und sobald er 
in den Tricbterhals gesunken, gießt man abgekochtes destilliertes 
Wasser hinein, so lange, bis dasselbe aufhört, sich ins Reservoir ein- 
zusaugen. In einem gut gefüllten Reservoir bleibt fast gar kein 
leerer Raum oben. Sollte das Füllen des Regulators mit Wasser 
oder Aether mißlingen, d. h. sehr wenig W T asser hineingehen, so kann 
und soll man die ganze Procedur wiederholen, indem man durch 
Einsetzen ins heiße Wasserbad das Wasser und den Aether wieder 
heraustreibt. Da aber hierbei am Boden einige Tropfen Wasser 
bleiben, dessen Dämpfe die Sache verderben können, so muß man 
durch wiederholtes Einsaugen von Spiritus und Aether dasselbe aus- 
treiben und hierauf zur eben beschriebenen Füllung übergehen. 
Das Aufstellen des ganzen Apparates geschieht folgendermaßen: 
1) Gießt man in den auf ein Wandbrett oder hohes Stativ gestellte 
Thermostat warmes Wasser (38 °) 1 2 ). 2) Verbindet man die Röhren, 
welche das Wasser aus dem Kessel in den Thermostaten und das abge- 
kühlte wieder zurückführen. Hierbei schaltet man die Röhrchen fff, 
des Regulators ein, verbindet ihren Ausläufer i mit der dicken Röhre k der 
Gummiröhre und gießt in die auf diese Weise entstandene U-förmige 
1) L. L. H ey d e n re i ch , 1. c. p. 123. 
2) Man kann auch kaltes Wasser eingießen und dasselbe später, wenn der Apparat 
vollständig ist, mit Hilfe des durch die Schlangenröhre cirkulierenden heißen Wassers 
erwärmen, was aber 4 — 5 Stunden Zeit in Anspruch nimmt. 
